127 



. Wird nach der Fûllung k geschlossen und ist k^ geôfFnet, 

 so kann nur dann Wasser aus der Burette treten, wenn 

 in w WasserstofF gebildet wird, welcher in Blasenform in 

 der gefiillten Burette aufsteigt. 



Zur Bildung der ersten Wasserstottblasen in der Biirette 

 ist ein kleiner Uberdruck erforderlich. Dies wird angezeigt 

 durch ein Sinken der Flûssigkeit in der Rôhre w. Dieser 

 Uberdruck, der wâhrend des Leerlaufens der Burette kon- 

 stant bleibt, muss vor Beobachtungsbeginn vorhanden sein, 

 da sonst die erste Ablesung zu klein sein wiirde. 



Diesen Fehler kann man dadurch.umgehen, dass man einige 

 Minuten vor Beginn des Versuches — wenn der Apparat 

 noch ventilierend wirkt — mit der Elektrolyse beginnt, bis 

 die ersten Blasen in der Burette aufsteigen. Fur den Fall, 

 dass wâhrend eines Versuches, die Burette mehrere Maie 

 gefullt werden muss, geschieht das Aufsaugen des Wassers 

 langsam und gleichmassig, damit kein WasserstofF, der 

 sich zwischen der Burette und ki befindet, mitgesogen wird. 

 Wird vorsichtig Wasser in die Biirette gesogen, so bleibt 

 der einmal hergestellte Uberdruck in w erhalten. 



Ein anderer Fehler entsteht dadurch, dass man die Burette 

 den Temperaturschwankungen des Arbeitslokals aussetzt. 

 Man erhàlt dann nicht nur in w, sondern auch in z und m^ 

 ein Steigen oder Fallen, was keine Folge der SauerstofF- 

 aufnahme ist. Dem ist abzuhelfen, indem man die Burette 

 ebenfalls auf einer konstanten Temperatur hait, was man 

 auf folgende Weise erreicht : 



Mittels einer Metall-Saugdruckpumpe zp, (die auch an 

 dem kupfernen Rahmen befestigt ist, woran das Ganze 

 sitzt), wird Wasser aus dem Thermostaten mit grosser 

 Schnelligkeit in einen weiten Glaszylinder wa hochgepumpt, 

 in welchem sich die Burette befindet. Das Wasser kommt 

 von unten in wa und wird oben durch die Rôhre a/"wieder 

 in den Thermostaten geleitet. Sogar bei hohen Tempera- 

 turen (50°, 55° C.) ist in dieser Weise die Temperatur 



