130 



neben einander in einem ofFenen Glaszylinder c der auf 

 Fûssen mitten im Thermostaten g gestellt ist. Der Thermo- 

 regulator ist, um jeden Einfluss von Erschiitterungen auf 

 das Quecksilber zu vermeiden, nach der MoU-Methode 

 mittels Stahlfeder an der Decke des Zimmers befestigt. 



Fig. 8 gibt eine Totalansicht des Àpparates. (ZifFern 

 und Buchstaben wie in Fig. 1). 



Die hier beschriebene Méthode bietet, was die CO^- 

 bestimmung anbetrifft, nichts Neues an. Gewahlt ist die 

 einfache und immer noch bewàhrte Barytmethode, die ich 

 hier nicht nâher zu beschreiben branche. ^) Als Folge der 

 Einreihung in ein geschlossenes System erlitten die ver- 

 schiedenen Unterteile Umgestaltungen, die jedoch an der 

 Méthode im wesenthchen nichts ânderten. 



Was die Frage der SauerstofFbestimmung angeht, welche 

 immer mehrere Schwierigkeiten bot, konnte eine befriedi- 

 gende Àuflôsung gegeben werden, die, vergHchen mit den 

 bestehenden Methoden, ~) die folgenden Vorteile und Verein- 

 fachung darbietet: 



a. Das Auftreten von Druck-und SauerstofFgehaltver- 

 minderung im Apparat wird auf ein Minimum reduziert. 



b. An Stelle des verbrauchten Oo tritt sofort, ohne 

 erst ein Sperrventil zu passieren, reiner Oo, was zu kon- 

 troUieren ist. 



c. Eine Sauerstoffbombe oder ein anderes Réservoir 

 braucht man nicht mehr. (Wie bekannt ist, erhalt man aus 

 den kâuflichen Sauerstoffbomben keinen reinen SauerstofF. 

 Auch ist das Fiillen eines Réservoirs mit reinem SauerstofF 

 nicht so leicht auszufiihren). 



Der Apparat ist von Herrn P. A. de Bouter, Insti- 

 tutsmechaniker am Botanischen Laboratorium zu U t r e c h t. 



1) Siehe: Detmer. Pflanzenphysiol. Praktic. 1912. S. 161. 



2) „ : Krogh. The respiration exchange of animais and man. 

 Longmans, Green and Co., London, 1916. 



