212 Munter: Bericht über die Leistungen im Gebiete der 



4(.'oci" ^°" einander abstehen. Bei einer TOmaligcn Vcrgrösserung 

 sieht man die erste Klasse der lOOOstel Linien, während die übrigen 

 Gruppen sich ungetrennt zeigen. Mit der steigenden Vergrösserung 

 werden die folg. Gruppen in ihre Linien zerlegt und noch gelang es 

 dem Verf. nicht, die letzte Klasse der 4000stel Linien mit irgend 

 einem Instrumi nt und irgend einer Vergrösserung zu zerlegen. Diese 

 Grenze zu erreichen würde demnach das vorläufige Ziel unserer Mi- 

 kroskopenverfertiger sein. 



Christian Doppler Ueber eine wesentliche Verlessening 

 der katoptrischen Mikroskope. In: Abhandlungen der Königl. 

 Böhmischen Gesell.schaft der Wissenschaften. Fünfter Folge, 

 Vierter Band von den Jahren 1845—1846. 4to. (Prag 1847) 

 p. 91—128. c. VI. tab. aen. 



Das elliptiscli- katoptrische Mikroskop, welches Amici erbaute, 

 obwohl anerkanntermassen besser als alle sphärisch -katoptrischen 

 Instrumente anderer Mechaniker leidet nichtsdestoweniger in Folge 

 der doppelten Reflexion und der Entziehung der centralen Strablen- 

 bündel an Lichtscinväche und Verdüsternng der Mitte des Gesichts- 

 feldes; ein Uehelstand , der sich bei Schiek's, Plössl's, Obcrhänser's, 

 Chevallier's dioptrischen Instrumente nicht findet, weshalb die Instru- 

 mente der Letzteren den Amici'schen katoptrischen Instrumentan den 

 Vorrang abgelaufen haben. Der Verf. vorliegender Abhaniilung greift 

 nun Amici's Idee von Neuem wieder auf und versucht eine von Amici 

 nicht benutzte Spiegelparthie des elliptischen Spiegels zur Anwen- 

 dung zu bringen ; bisher benutzte man nur die Längen- und Breiten- 

 Abweichung bei Spiegeln in Beziehung auf den Hauptachsenstrahl, 

 nicht aber, was ungleich allgemeiner gewesen wäre, in Bezug auf 

 denjenigen Strahl, welcher von irgend einem beliebigen Punkte des 

 spiegelnden Ellipsoids, Paraboloids und Hyperboloids zurückgeworfen 

 wird, den man sich als Mittelpunkt eines begrenzten Spiegelstücks 

 vorstellt. Auf dieser Grundlage nun stellte der Verf. seine Unter- 

 suchungen an und kam auf theoretischem Wege zu einem günstigen 

 Resultate. D.-.s neue Instrument bedarf nämlich nicht zweier, sondern 

 nur eines Spiegels, und dieser steht nicht senkrecht, sondern schief 

 auf dem Achsenstrahle und stellt nicht die Scheitelregion der grossen 

 Achse, sondern irgend ein Theil des Rotationsellipsoids vor. Ob 

 aber dieses theoretisch gefundene Instrument Seitens der Praxis aus- 

 fuhrbar sei, musste dahin gestellt bleiben, weil nach der Meinung 

 aller praktischen Optiker Flächen nur wieder durch Flächen ge- 

 schliffen werden können, die sich auf jedem Punkte berühren, ein 

 Fall, der nur bei ebenen oder sphärischen Flächen Statt hat. Der 

 Verf. beruhigte sich indess bei diesem Raisonnement nicht, sondern 

 legte selbst Hand ans Werk und ermittelte alsbald ein Schleifverfah- 

 ren, das ihn in den Stand setzte, Spiegel mit Kegelschnittskrümmun- 

 gen zu schleifen, und somit den Hauptzwcifel gegen die Möglichkeit 

 guter katoptrischer Instrumente zu heben. Der Verf. überlässt und 



