MEDICO NACIONAL. « 71 



en el cual la gota de sangre queda en equilibrio, se rectifica su densidad con 

 el densímetro. 



"Los densímetros de que nos hemos servido son una serie de cinco, frac- 

 cionados de tal manera que el primero marca de 1,020 á 1,030, el segundo 

 de 1,030 á 1,040, el tercero de 1,040 á 1,050, el cuarto de 1,050 á 1,060 y el 

 quinto de 1,060 á 1,070. 



"Cada uno de ellos comprende diez divisiones y cada una de éstas dos, de 

 manera de indicar medios de grado. 



"¿Cuáles son las objeciones que se pueden hacer al método anterior? 



"Son varias; pero vamos á procurar contestar las que se le puedan hacer. 

 ¿Por qué hemos elegido líquidos volátiles, como el cloroformo y la gasolina, 

 en lugar de soluciones salinas ó mezclas de agua y de glicerina que se eva- 

 poran muy lentamente? Por varios motivos. En las soluciones salinas y aun 

 en la glicerina, según hemos podido observar, la sangre al salir de la pipeta 

 se deforma, se coagula rápidamente y se mezcla ó se disuelve en el líquido; 

 mientras, que en el cloroformo y la gasolina queda una esfera completa. La 

 transparencia de las mezclas es tal que se puede seguir el glol)ulito de san- 

 gre hasta en sus menores movimientos. La variación de la densidad por la 

 misma volatilidad de los líquidos y el error que podía resultar, lo corregi- 

 mos tomando la densidad en el momento de la observación. Con el tiempo la 

 densidad de las mezclas se modifica profundamente, y si es cierto que en el 

 resultado de la observación no podría tener influencia, sí es cómodo rectificar 

 las densidades, filtrarlas y tenerlas prontas á otra serie de observaciones. 



"Me parece conveniente antes de terminar el presente capítulo, decir unas 

 cuantas palabras de los métodos que me han servido para hacer la numera- 

 ción de los glóbulos y para determinar la cantidad de oxihemoglobina por 

 ciento. 



"En el análisis globular de la sangre me he servido de la pipeta mezcla- 

 dora de Reicherf y he comprobado sus resultados con la de Ilayem y Na- 

 chet. 



"El hematímetro que he usado de preferencia es el de Hayem, haciendo 

 generalmente diez ó más numeraciones para obtener un término medio exac- 

 to en cada observación. Para contar los glóbulos blancos imicamentedesafo- 

 co el microscopio, de manera que los glóbulos blancos siendo muy refringen- 

 tes se distinguen perfectamente de los demás. Cuento cuando menos diez ve- 

 ces por campos de microscopio. Para obtener su relación con los rojos divi- 

 do el número de éstos por el de los blancos. 



"La cantidad de oxi-hemoglobina la obtengo por el hematoscopio de He- 

 nocque y compruebo el resultado con el hemato-espectroscopio del mismo 

 autor. De esta manera puede decirse que el resultado tiene que ser exacto. 



"La historia de la densidad normal de la sangre en México es enteramen- 

 te reciente. El Sr. Vergara Lope, como dijimos al principio del presente ca- 

 pítulo, fué el primero que en este año emprendió su estudio." 



Acepta después el Sr. Sánchez que el aumento en la densidad de la san- 



