D:. in diesem Aufsatze mitzetheilten Beobachtungen, die magnetische Decli- 
nation in Danzig betreffend, sind die einzigen von einem Unternehmen übrigen 
Bestimmungen, das Dr. Gieswald und ich zur Untersuchung des Erdmagnetismus 
nicht allein in Danzig, sondern auch in der Provinz verabredet hatten. Leider 
setzte der Tod des Dr. Givswald unserem Vorhaben ein Ziel. In Danzig fehlt cs 
an einem magnetischen Observatorium. Waren auch am Ende des Jahres 1861 
durch Acquisition eines bei Meyerstein in Göttingen von Gieswald bestellten Uni- 
filar- und Bifilar-Apparates die Anfänge dazu gemacht, so kat das Instrument doch 
bis jetzt noch nicht die erforderliche feste Aufstellung erhalten. Die Declinations- 
beobachtungen sind von mir an einem Declinatorium von Pistor und Martins No. 53) 
angestellt worden, welches Instrument der Königl. Navigations-Schule gehört und 
von Herrn Director Albrecht mir gütigst zum Gebrauch überlassen war. An dem 
genannten Apparate waren bis dahin meines Wissens noch keine Bcobach- 
tungen gemacht worden, ich kannte daher nicht die Genauigkeit, welche dasselbe 
gewährt, auch fand ich nichts Vollständiges über den Gebrauch derartiger Instru- 
mente veröffentlicht vor. Zu Bestimmungen, wie wir sie vorhatten, ist ein Lamont- 
scher magnetischer Reisetheodolit vorzuziehen, um so mehr, als alle magnetischen 
Constanten mit Geschwindigkeit damit gefunden werden können, während wir, um 
zu gleichem Zwecke zu gelangen, mehrere grosse Instrumente hätten mitnehmen 
müssen. Unerlässlich ist es, dass derartige Beobachtungen im freien Felde, die nur 
unvollständig sein werden und in sofern als relative gelten, mit denen in festen Ob- 
servatorien gemachten verglichen werden müssen. Da in unserem Falle dies un- 
möglich war, so habe ich gesucht, so gut ich konnte, alle Correctionen des Instru- 
mentes aufzusuchen, um möglichst absolute Bestimmungen zu erhalten. 
Das Declinatorium ist nach der Bessel’schen Idee construirt, wonach die Lager 
eines Passagen-Instrumentes zugleich zur Einlage des magnetischen Gehäuses benutzt 
werden, damit ersteres das Azimut der Magnetnadel liefere. Der Azimutalkreis wird 
mittelst vier Nonien auf 10 abgelesen und ist in der Richtung N. OÖ. S. W. zu- 
nehmend getheilt. Das Fernrohr, zum Durchschlagen eingerichtet, hat im Brenn- 
punkte fünf Vertical-Fäden und einen Horizontalfaden. Die Neigung der Axen 
desselben lässt sich durch ein Niveau finden. Letzteres kann auch zur Nivellirung 
der gleich grossen Axen des magnetischen Gehäuses benutzt werden, wenn man die 
eylindrische Säule, die die Magnetnadel trägt, abschraubt. Diese Säule wird oben 
durch den Torsionskreis verschlossen, in dessen Mitte der Haken steckt, woran die 
