4 
ungedrehten Seidenfäden festgemacht sind. Am andern Ende der letzteren sitzt 
der Haken, an welchen das zum Tra,sen der Magnetnadel bestimmte Schiff einge- 
hängt wird. Auf das Schiff in Kreuzform lässt sich die Nadel, mit quadratischer 
Einkerbung in der Mitte versehen, setzen und durch vier Schraubehen des Schiffes 
befestigen. Die Nadel, etwa 11 Zoll lang und von ziemlichem Gewichte, (daher sie 
wohl besser Magnetstab heissen könnte) hat an beiden Enden Täfelchen von Elfen- 
bein mit einer oben und unten befindlichen, coincidirenden feinen Theilung. Die zur 
Suspension bestimmte Säule ist an ein längeres Metallstück in der Mitte angeschraubt, 
an deren Enden die Träger festsitzen, welche die zur Ablesung der Täfelchen dienenden 
Microscope halten. Der Torsionskreis mit einer Theilung, die in gleichem Sinne 
mit der des Azimutalkreises bis 360  fortschreitet, wird durch den an der Säule in 
der Richtung der Microscope befestigten Index abgelesen. Da ich bei Uebernahme 
des Instrumentes bemerkte, dass die Elfenbeinplättchen Beschädigungen an sich 
trugen und nur lose eingeschoben waren, so liess ich einige in demselben Maszstabe 
als die vorgefundenen von Herrn Hauptmann von Froreich neu anfertigen nnd auch 
sicherer befestigen. Dem quadratisch geformten Ausschnitte der Nadel habe ich 
durch Feilen eine einigermassen nähere Richtigkeit zu geben gesucht, als ich sie 
vorfand. Bei verschiedenen Einlegungen der Nadel in das Schiff mussten nämlich 
die Schrauben des letzteren in ihrer Stellung zu sehr verändert werden, was auf 
die Gleichgewichtslage von Einfluss ist. Auch fertigte ich zur Aufhebung der nicht 
unbedeutenden Torsion einen ganz ähnlich gestalteten Stab von Zinn an, um die 
Stellung des Torsionskreises zu ermitteln, worin keine Torsion statt hat. Ein Uebel- 
stand in der Einrichtung des Instrumentes ist es, dass man über die Richtung der 
Linie, die durch die Microscopfadenkreuze gelest wird und senkrecht zur Axe 
stehen soll, nicht ins Klare kommt. Am einfachsten wäre gewesen, die Dimensio- 
nen so zu wählen, dass ebenfalls das magnetische Gehäuse durchzuschlagen möglieh 
ist; denn alsdann hätte bei verticaler Stellung desselben ein vor den Microscopen 
befindliches Loth die Collimation der Microscopenstellung gezeigt. Weiterhin 
werde ich der Einrichtung gedenken, die behufs Auffindung dieses Collimations- 
fehlers getroffen ist. 
Die magnetisehen Beobachtungen wurden in beiden Jahren 1361 und 1862 auf 
festem steinernen Fundamente angestellt, das erste Mal auf Festungsterrain, im an- 
deren Jahre auf dem Turnplatze, der hinter der Petri-Schule gelegen ist. Das eine 
Fundament verdanke ich der Güte des Herrn Hauptmann von Chamisso, der auch 
für Unterbringung des Instrumentes Sorge trug. Im Jahre 1862 hatte Herr Bau- 
rath Licht bereitwilligst einen Stein zur Anstellung der Beobachtungen hergegeben. 
die Aufbewahrung des Instrumentes gestattete Herr Director Strehlke im Locale 
der Petri-Schule. 
Ermittelung des Azimutes der Beobachtungsstellen und ihres geographischen Ortes. 
Da von der im Jahre 1861 eingenommenen, hoch gelegenen Stelle das Thürm- 
chen des Hauses der naturforschenden Gesellschaft sichtbar ist, so habe ich diese 
Richtung anvisirt, und an allen Beobachtungstagen die Spitze des Thurmes als Mire 
beibehalten. Um auch einigermassen angenähert die geographische Lage jener 
Stelle zu erhalten, brauchte ich nur die Richtung nach der Oelmühle von Th. Beh- 
rend & Co. zu nehmen, weil die Linie Oelmüble und Haus der Gesellschaft eines 
Theils den Meridian giebt und auch ihrer Länge nach bekannt ist. So wurde der 
