6 
Kr. W. 26° 19° 53% — 20 24° 34” und 
Kr. O. 26 10 0 —2 25 14 
—: 230 46-32 
Da am Beobachtungstage 71° 35.8 die vom Collimationsfehler befreite Ablesung 
der Mire an der Petrikirche war, so ist 
1 SZ 37405 =A7r93 
das Azimut dieser Mire von N. zu O. 
Einem Plane der Stadt entnehme ich fiir die Station 
die Breite = 54° 20° 44 
die Länge — 21” 1°5 östl. von Berlin. 
Untersuchung der Collimation der Nikroscope. 
Zum Zwecke dieser Untersuchung liess ich ein starkes Brett anfertigen, dessen 
eine Ecke eine metallene Säule mit einem Index trägt. Der Index lässt sich be- 
liebig so verschieben, dass man ihn, wenn das Declinatorium auf das Brett gestellt 
wird, unter eins der Microscope bringen kann. Als genauere Marke wurde eins 
der kleinen Elfenbeintäfelchen benutzt, welches auf beiden Seiten entsprechend ge- 
theilt ist. Nach Beseitigung der Hülse für den Suspensionsfaden der Nadel kann 
der Mieroscophalter auch umgelegt werden, so dass dasselbe Microscop auf die 
untere Seite des unverändert gebliebenen Täfelchen sich richten lässt. Wenn auch 
jetzt die Ablesung schwieriger wird, so ist sie doch zu machen, sobald man ein 
kleines Reflexionsprisma benutzt. Ebenso kann auch das zweite Microscop auf 
beide Arten zur Einstellung gebracht werden. Die Abweichung zwischen oberer 
und unterer Ablesung wurde durch Drehung der oberen Parthie auf dem Azimutal- 
kreise und Ablesung des letzteren bestimmt. Hierbei ist zu bemerken, dass diese 
Beobachtung in beiden extremen Lagen, wenn das Gehäuse bis zur Berührung des 
Lagers mit der Axe ganz links und ganz rechts geschoben wird, gemacht werden 
muss, da sonst wegen des Spielraumes, den die Axen im Lager haben, die Messung 
ganz illusorisch würde. Die Zahl der Beobachtungen ist noch dadurch auf das 
Doppelte gebracht worden, dass auch das Lager um 180° gedreht und jene Mani- 
pulation wiederholt wurde. Wenngleich das hier angedeutete Verfahren in sofern 
gewagt erscheint, als es auf der Vollkommenheit der Ausführung der entsprechenden 
Theile basirt, so möchten doch etwaige Unvollkommenheiten zum grossen Theil aus 
dem Resultate herausgehen. Die darüber mitzutheilenden Beobachtungen zeigen 
eine recht befriedigende Uebereinstimmung. 
Die Bezeichnung Microscop a und b dient zur Unterscheidung, und ist mit 
b dasjenige gemeint, welches vom Torsionsindex am weitesten absteht und eine zum 
Aufrollen dienende Schraube in der Nähe hat, die möglicher Weise zur Unter- 
suchung der Microscopenstellung dienen sollte. Zur relativen Unterscheidung für 
das Anschieben des Axenansatzes an das linke und an das rechte Lager sind die 
Zeichen l und r gebraucht. Uebrigens wurden nur 2 Nonien abgelesen, weil den 
anderen schwer beizukommen war. 
1861. 
Microscop a. 
Non. 1. 3 Mittel. 
1 3440 44 25 1640 Ad 107 3440 AM AB 5 ur oo 
30 15 M10 see 
