10 
Wird aus allen Beobachtungen das Mittel genommen, so ergiebt sich 
4 Te an, 
Herr von Froreich hatte den Auftrag, die Theilung, dem Rhadius der Nadel 
entsprechend, auf den Werth von 5’ einzurichten. Nach dem gefundenen Resultat 
zu schliessen, hat er dieses vollkommen erreicht, und habe ich in der Reduction 
stets den Werth 1 T" — 5’ angewendet. Es blieb noch die Frage zu beantworten 
übrig, ob die auf beiden Seiten der Plättchen stehenden Theilstriche coincidiren. 
Obwohl bei der dazu getroffenen Einrichtung auf der Theilmaschine eine Unrichtig- 
keit nicht zu vermuthen stand, so habe ich doch die Prüfung vorgenommen. Zu 
diesem Zwecke wurden zwei Fernröhre mit ihren Objectiven auf einander gerichtet. 
Das eine enthielt ein solches Plättchen im Brennpunkte, das andere einen Faden, 
der den Theilstrichen parallel gebracht werden konnte, Stellte ich nun das Fern- 
rohr mit dem Faden genau auf den Mittelstrich der Tafel ein, so konnte ich durch 
das andere Fernrohr sehend bei ungeänderter Stellung des Ganzen mich überzeugen, 
ob auch der Mittelstrich der entgesengesetzten Seite mit dem Faden zusammenfiel. 
Es zeigte sich auch nicht die geringste Abweichung bei dieser Untersuchung, und 
ist somit von dem Künstler Ausgezeichnetes geleistet worden. 
Zur Torsion. 
Um den Werth der Torsion bci diesem Apparate kennen zu lernen, sind nach- 
stehende Beobachtungen angestellt. Der Torsionskreis wurde sowohl links als auch 
rechts (im ersten Falle wachsen die Zahlen des Kreises, im anderen nehmen sie ab) 
aus der Stellung, worin nahezu keine Torsion stattfindet, gedreht, und zwar immer 
um 45° bis zu einer ganzen Revolution. Die mit dem Zeichen * versehenen Angaben 
bei Ablesung des Torsionskreises 100° sind die ohne Torsion, zum Unterschiede 
von der gleichen Ablesung 100°, wobei der Kreis ganz herumgedreht wurde. Das 
Mittel zweier Angaben der Magnetnadel-Indices ohne Torsion ist von den für ver- 
schiedene Torsionskreisstellung stattfindenden Ständen der zwischen jenen liegenden 
Beobachtungen subtrahirt worden. Da die Variation der Declination an dem be- 
treffenden Tage unbedeutend gewesen, so ist sie bei den gebildeten Unterschieden 
ausser Acht gelassen. Das Instrument blieb während der Beobachtungszeit unver- 
ändert bis auf die nothwendig werdenden Drehungen bei äussersten Torsionskreis- 
stellungen, wofür die Theilung der Täfelchen nicht mehr ausgereicht hätte, 
1361 November 19 
m. D. Zt. Tors.-Kr. N. S. N—S. S e = 
Th. Th. Th. Th, 
9b. 34m m. * 100 — 0.20 — 0.40 0.20.°— 0.30 
40 1 °— 2.75 — 3.05 0.30. — 2.90 
42 5325 — 430 — 405 — 0.25 — 4.18 
45 280 — 5.65 — 5.05 — 0.60 — 5.35 
47 * 100. — 0.20. — 0,35 0.15 — 0.28 
50 145 0.75 1.05 — 0.30 0.90 
Da 190 1.30 2.40 — 0.60 2.10 
54 235 2.75 3.65 — 0.90 9.20 
56 280 4.05 4.60 — 0.55 4.33 
19V * 100 .— 0.20. — 0,35 0.30.— 0.35 
