Die berechneten Werthe werden dargestellt durch Berechnung des Ausdrucks 
0.64 sin (Ablesung des Tors -Kr. + 36° 42°) 
wodurch auch für andere Ablesungen die Grösse N—S gefunden werden kann. 
Der unmagnetische Stab wurde jedesmal zu Anfang der magnetischen Beob- 
achtungen eingehängt. Die Stellung des Kreises, in welcher die Torsion aufhört, 
war häufig unmöglich genau festzustellen, da der Stab nicht allein schwer zur Ruhe 
kam, sondern auch manchmal in mehreren, wenn auch nicht sehr verschiedenen 
Lagen sich zu beruhigen schien. Obwohl nur stille Tage gewählt waren, so habe 
ich doch bei der hoch gelegenen freien Station im Jahre 1861 oft wahrgenommen, 
dass der Wind, durch den nicht ganz dicht schliessenden Kasten des Gehäuses 
dringend, die Unruhe der Magnetnadel und des unmagnetischen Stabes vermehren 
half. Insofern wird die Genauigkeit der Beobachtungen zu wünschen übrig lassen, 
doch hoffe ich, dass das Resultat im Mittelwerthe nicht viel von der Wahrheit ab- 
weichen wird. Um den Torsionsstab in kurzer Zeit zum Stillstand zu bringen, 
wandte ich folgendes, sich bewährende Mittel an. Auf dem Stabe wurde mit etwas 
Wachs ein Haar der Art nach beiden Seiten hin überstehend befestigt, dass während 
der Schwingungen die Enden desselben statt des Stabes an die Kastenwände ge- 
langten und daher den Erschütterungen des letzteren vorbeugten. Mehrere Haare 
von continuirlich zunehmender Stärke und abnehmender Länge würden noch besser 
dem Zwecke entsprechen. 
Beobachtungsweise. 
Dem vorhin Vermerkten ist nur Weniges noch zum Verständniss und zur Be- 
zeichnungsweise der in den magnetischen Beobachtungen vorkommenden Zahlen 
zuzufügen. 
Um von individuellen Einflüssen des Instrumentes möglichst freie Beobach- 
tungen zu machen, habe ich mit beiden Lagen des Microscopgehäuses, mit den 
Stellungen des Lagers und mit verschiedenen Haltungen des Schiffes gewechselt. 
Die Nadel wurde für jede Beobachtung herausgenommen und von neuem in die 
entsprechende, andere Lage gebracht. So haben die Bezeichnungen A und B den 
Sinn, dass für den ersten Buchstaben Microscop a im Norden, b im Süden, für den 
anderen in umgekehrter Stellung sich befanden. Was a und b bedeuten, wurde 
schon oben angegeben. Die Ziffern I und II beziehen sich auf die Lage der Magnet- 
nadel. Ihr Südende war durch ein kleines, an der Nadel befestigtes Bleigewicht 
beschwert, um dieselbe in horizontaler Haltung zu bewahren. Wurde nun die Nadel 
mit dem Gewicht auf der oberen Seite eingehängt, so ist dafür die Zahl I gebraucht 
worden, im entgegengesetzten Falle II. 1 und 2 beziehen sich auf die verschiedenen 
Drehungen des Schiffes. Bei diesem Wechsel konnte ich auch zu Hause, wo ich 
einige Male zur Aufsuchung der Differenzen jener angegebezen Arrangements be- 
obachtete, nichts weiter bemerken, als dass der Collimationsfehler der Magnetnadel 
von erheblichem Einfluss ist. Bei Reduction der Beobachtungen wurde deshalb 
ARE 
für Lage I die Correction — 0.45 \ tert 
Pe II „ -H 0.45 J 2 
% I x — 0:60 \ > 
En H hi +0,00 5 1 
N+ 
zugefügt. Dadurch entstehen also die Zahlen der Columne „verbess. = 
