2 
Theil ist mit grosser Sorgfalt von Herrn Hauptmann von Froreich in Danzig aus- 
geführt worden; die zum Apparate verwendeten Prismen rühren aus der vortheilhaft 
bekannten Meyersteinschen Werkstätte her. 
Das Instrument ist auf der beiliegenden Tafel in zwei Ansichten nach halber 
wahrer Grösse gezeichnet. Fig. 1 stellt es vor, wie man beim Gebrauche es vor 
Gesicht hat, während Fig. 2 einen zur ersten Lage senkrechten Durchschnitt an- 
giebt. Der Haupttheil ist das astronomische Fernrohr, dessen Objectiv in a und 
dessen Ocular in b abgebildet ist. Zwischen Objectiv und Ocular, doch näher zum 
letzteren hin, ist ein rechtwinkeliges, gleichschenkeliges Prisma c eingeschaltet, da- 
mit die von dem Objective kommenden Strahlen um einen rechten Winkel abgelenkt 
werden. Der über der Kante des rechten Winkels des Reflexionsprismas sitzende 
Sattel drückt mittelst zweier Schrauben das Prisma an sein Gehäuse fest an. In 
den kreisrunden Oeffnungen des Winkelstückes f befinden sich die mit Schrauben- 
gewinden versehenen Ringe d, auf welche das Ocularrohr und das Objectivrohr ge- 
schraubt werden; sie sind nicht eingelöthet, sondern lassen sich durch Anziehung 
anderer übergeschraubter Ringe e am Prismengehäuse in jeder beliebigen Richtung 
feststellen. An dem Objectivrohre sitzen drei mit ihren kreisrunden Ausschnitten 
aufgelöthete Sattel g, A, i; ihre anderen Seitenflächen sind der Art geebnet, dass 
darüber eine einzige zur Gesichtslinie des Rohres parallel gehende Ebene gelegt 
werden kann. Auf diesen Satteln ruhen zwei symmetrische Schienen k und /, von 
denen die eine / fest angeschraubt ist, die andere k aber um einen im Sattel i befe- 
stigten Zapfen m als Axe sich drehen lässt. Damit die lose Schiene stets auf ihrer 
Unterlage bleibt, liegen Leisten darauf, die mit Schrauben durch die feste Schiene 
in die Sattel geheftet sind, so dass etwas federnder Gegenhalt für die lose Schiene 
entsteht. Beide Schienen überragen noch das Objectivende, und tragen vor dem 
Objective zwei rechtwinkelig gebogene Stücke n, welche als Träger zweier gleichen 
rechtwinkeligen Reflexionsprismen p dienen, deren Durchschnitt und Stellung in 
beiden Figuren zu ersehen ist. Durch drei Schrauben ggg‘ sind die Prismenträger 
an die Schienen geschraubt und damit sie zur Berichtigung der Stellung der Prismen 
sich etwas drehen lassen, sind für zwei von den Schrauben länglich runde Aus- 
schnitte gemacht; die Drehung geschieht um die Schraube g’. Die Prismen selbst 
stehen mit ihren Cathetenflächen senkrecht zur Gesichtslinie, ihre Hypotenusenflächen 
bilden also einen rechten Winkel, wodurch es möglich wird, dass Gegenstände, die 
um 180° auseinanderliegen, durch die Prismen in das Rohr reflectirt gleichzeitig 
sichtbar werden. Die Befestigung der Prismen abweichend von der üblichen con- 
struirt, die für das Prisma c beibehalten ist, wird von zwei gebogenen an die Trä- 
ger durch Schrauben befestigten Metallstücken vermittelt, deren Arme die auf die 
Prismen andrückend wirkenden Schrauben o tragen; von der entgegengesetzten Seite 
leisten die an den Träger angeschraubten Schienen p’ jedem der Prismen Widerstand. 
Vermöge dieser Einrichtung gehen diejenigen Hauptlichtstrahlen, welche durch den 
über der rechtwinkeligen Kante befindlichen Sattel sonst verdeckt werden würden, 
nicht verloren. Das mit der festen Schiene verbundene Prisma bleibt stets in der- 
selben Stellung zum Apparate, während das andere um die Axe m gedreht anderen 
um 180° herumliegenden Objecten zugewendet werden kann. Den Betrag dieser 
Drehung zn messen, dient die an dem Sattel g befindliche mierometrische Einrich- 
tung. An das Ende der festen Schiene schliesst sich ein stärkeres mit g verbun- 
denes Stück r an, wodurch die Micrometerschraube s sich schrauben lässt und so 
