B 
mit ihrer Spitze auf ein in die lose Schiene eingeschraubtes Stahlplättchen ?*) wirkt. 
Damit letzteres aber immer der Schraubenspitze anliegt, ist von der entgegenge- 
setzten Seite zwischen einem Einschnitt in der beweglichen Schiene der Stift « mit 
einer Spiralfeder umwickelt angebracht; letztere bewirkt also einen stäten Anschluss der 
losen Schiene an die Microineterschraube und bringt den todten Gang fort. Die 
" an das Stück r und damit auch an den Sattel y befestigte Leiste ist mit einem Index 
gezeichnet, der den betreffenden Stand der mit einer Theilung versehenen beweg- 
lichen Schiene angiebt. Diese Theile entsprechen den Schraubenumgängen der 
Micrometerschraube; weiterhin hat die Leiste eine knieförmige Biegung v und en- 
digt in einen Rahmen, über welchen der den Stand der in 100 Theile getheilten 
Trommel w anzeigende Drath gespannt ist. Man kann damit also den hundertsten 
Theil eines Schraubenumganges messen, und da die Trommeltheile gross genug sind, 
noch Unterabtheilungen schätzen. Da es wohl ausreichend ist, die Grenzen aller 
mit diesem Apparate messbaren Winkel zwischen 178—182° zu setzen, so reicht zur 
freien Bewegung des Prismas ein ganz geringer Spielraum hin und ist der Betrag 
der Drehung dann nur 2°, welcher wegen Kleinheit der Entfernung des Drebpunk- 
tes m vom Prisma einer äusserst geringen Verschiebung entspeicht. Die Spalte 
zwischen den Prismen ist durch einen Schirm geschlossen, damit nicht fremdes Licht 
in das Fernrohr gelangt. Gegenstände, deren Abstand durch das Micrometer ge- 
messen wird, indem man sie zur Deckung bringt, haben oft verschiedene Helligkeit; 
genaue Resultate sind erst dann zu erwarten, wenn sie gleich hell erscheinen; daher 
hat jedes der beiden Prismen einen zur Moderirung eingerichteten Schirm. Die 
Sattel A und sind nämlich seitwärts durch Leisten überbrückt; diese tragen mit 
Schlitzen versehene Schieber, welche sich unter den Köpfen der Zapfen y an Griffen 
auf und nieder ziehen lassen. Bogenförmig geformte Federn dienen dazu, die 
Schieber in jeder angenommenen Stellung festzuhalten. Nach der Zeichnung (Fig. 1) 
würden die Schirme die Prismen geradezu verdecken; um ganz frei zu beobachten, 
werden die Schirme über die Prismen hin vom Objective weg entfernt, und durch 
allmähliges Zurückziehen nach dem Oculare zu kann dem helleren Gegenstande die 
erforderliche Schwächung gegeben werden. Durch die Wahl dieser Richtung werden 
also auch die sehlbchtbren Strahlen, die den Rand des Objectives treffenden, ab- 
geschnitten. Endlich sind Ringe z° auf dem Rohre, durch Schrauben zusammen- 
gehalten, angebracht und damit der hölzerne Griff z verbunden, welcher dem Beob- 
achter zur bequemeren Haltung des Instrumentes dient. Wie man sieht, ist das 
Fernrohr gebrochen, damit eine vortheilhaftere Haltung des Auges erreicht wird; und 
man kann entweder den Griff in die linke Hand nehmen und mit der rechten den 
Knopf der Schraubentrommel drehen, während die Prismen nach unten kommen, 
oder es umgekehrt machen, wobei die Prismen die obere Stellung einnehmen. Für 
andere Bestiimmungen, besonders astronomischer Art, wo es nicht auf die verticale 
Haltung des Apparates ankommt, kann das Prisma ce mit seinem Gehäuse entfernt 
und durch einen dafür einzuschaltenden Ring ersetzt werden, welches directe Durch- 
sicht gestattet. 
Zur Erzielung fehlerfreier Beobachtungen mit diesem Apparate wird es auf die 
Genauigkeit und richtige Stellung einzelner Theile besonders ankommen. Es ist 
erforderlich, dass die Schiene, welche über den Satteln hin- und hergleitet, ziemlich 
*) Besser noch ist der Gang auf Stein, 
13 
