5) 
worden, dass, wenn die bewegliche Schiene ihre Mittelstellung hat, die Gesichtslinie 
des Fernrohres beim Austritte aus beiden Prismen in eine gerade Linie fällt, welche 
mit jener einen rechten Winkel bildet; andererseits kann zugeschen werden, ob zwei 
Objecte, die nicht zu nahe an einander liegen, in gerader Linie sich befinden, wenn 
ihre Bilder sich decken, oder einen concaven oder convexen Winkel bilden, wenn 
die Bilder auseinandergehen, und der Betrag dieser Abweichung kann durch das Mi- 
crometer gemessen werden. Es wird mit der Zeit durch die Temperatur und ander- 
weitige Einflüsse die Indexangabe für den mittleren Stand sich ändern; man macht 
sich unabhängig von dem Fehler, der hieraus entspringt, wenn man in den bereits 
vorhin erwähnten zwei verschiedenen Lagen des Instrumentes die Winkel misst. Denn 
es ist leicht ersichtlich, dass, während für die eine Haltung des Instrumentes zur Auf- 
einanderstellung zweier Objecte, wenn sie nicht um 180° von einander entfernt lie- 
gen, die bewegliche Schiene um ein Bestimmtes aus der unbekannten Mitte in be- 
stimmtem Sinne gedreht wird, man für die andere Haltung um ebenso viel nach der 
entgegengesetzten Seite drehen muss. 
Die Bezeichnung der Theilung an dem Micrometer ist der Art gewählt, dass 
die Ablesung OR- für die gegenseitig nächste Stellung der Schienen gilt, wie man aus 
der Zeichnung ersieht, die Ablesung 10R- auf die mittlere Stellung, wofür der zu 
messende Winkel 180° ist, sich bezieht und mit 20®. die äusserste Angabe gemacht 
wird. Dem entsprechend wachsen auch die Zahlen der Trommel von 07%.— 1007. 
für jede Revolution der Schraube. Dem mittleren Stande a unserem Apparate 
oO 
entspricht seit einiger Zeit ziemlich constant die Angabe 10 18 Wäre diese 
Angabe unbekannt und hätte man für die rebereminadrgkeiiig! ren Objecte, 
welche in Depression zu dem Pesuzaner sich befinden, die Ablesungen erhalten in 
R. 
der oberen Haltung des Instruments 3 )5, 6 
in der unteren ir 42 M 
so bezeichnet das Mittel beider 10 18.9 die Mittelstellung, die halbe Differenz 
Ban. 
1 23.3, in Winkelmass übersetzt, den Depressionswinkel, welcher für jeden dieser 
Orte gilt, wobei gleiche Depression nach el Seiten vorausgesetzt ist. Ist da- 
gegen die eneabe = Mittelstellung 10 189 bekannt und beispielsyeise in der 
oberen Haltung 10 50.1 beobachtet, so ist der Unterschied 31. 2 in diesem Sinne 
der Elevationswinkel unter Voraussetzung einer diametral stattfindenden gleichen Er- 
hebung. In welchem Sinne der gemessene Winkel zu nehmen ist, ob Depression, 
ob Elevation, hierüber wird man sich in jeder Haltung leicht orientiren können, wenn 
man folxende Regel festhält. Denken wir uns von den Objecten zu den Prismen 
Linien gezogen, so ist der dadurch gebildete Winkel, gemessen von einem durch 
die Objecte und das Auge gelegten Kreisbogen, ein convexer, sobald die Ablesung 
den Betrag der Mittelstellung übersteigt, ein concaver, sobald sie weniger ist. Dies 
gilt also nicht blos für verticale Lagen des Instrumentes, sondern für jede beliebige. 
Es ist erforderlich, das Instrument ähm der Beobachtung einigermassen richtig 
zu halten; es wird das Sache der Uebung sein und werden vu Beobachtungen im 
Gesichtsfelde selbst dazu beitragen, die Haltung des Instrumentes zu berichtigen. 
Was nun den Werth der Theilstriche des Micrometers betrifft, so lässt sich 
derselbe auf verschiedenen Wegen ermitteln. Ich habe zwei Wege eingeschlagen. 
Es sci dazu vorher bemerkt, dass es hier nicht auf eine Besprechung der Unter- 
suchung der etwaigen Schraubenungleichheiten ankommt; denn dasjenige, was von 
