10 
tion sein. Granz beiläufig bemerkt, kann die Abweichung vom Plan - Parallelen an 
Gläsern damit gemessen werden. Legt man nämlich das Instrument horizontal in 
ein Lager, so wird man durch Drehung im Azimut und um die Axe, sowie auch 
durch Verschiebung des Micrometers zwei passende Punkte des Horizontes zur 
Deckung bringen. Hält man ferner vor eins der Prismen und nahezu senkrecht zur 
auffallenden Gesichtslinie das zu untersuchende Glas, so wird, falls dasselbe plan- 
parallel ist, die Coincidenz der Bilder bleiben, es mag um die Axe der Gesichtslinie 
gedreht werden, wie man will. Im Falle Abweichung aber vorhanden ist, bringt 
man durch geeignete Drehung des Glases das Maximum der Ablenkung der Bilder 
im Horizonte hervor, indem man die Schraube des Micrometers fortwährend in dem- 
selben Sinne brauchen muss, und erhält für die Coincidenz wieder eine Ablesung. 
Heisst der Unterschied beider Ablesungen p, der Brechungsindex des Glases n, 
so ist der Winkel, den die Glasflächen in der Horizontalrichtung bilden 
2p 
kerE n—1 
Statt die Bilder, wie angenommen wurde, nur einmal zusammenzubringen, als sie 
in äusserster Ausweichung sich befanden, kann besser noch das Maximum der Ab- 
weichung nach beiden entgegengesetzten Seiten beobachtet werden. Heisst der 
Unterschied dieser Ablesungen P, so ist 
P = 
mt 1 
Wenn n = 1.5 gewählt werden darf, wird a—=2P. 
Für den Gebrauch des Instrumentes zur Zeit- und Breitenbestimmung ist zu 
bemerken, dass dasselbe durch ein passendes Stativ Behufs leichterer Auffindung 
und Einstellung der für diesen Zweck verwendbaren Sterne unterstützt sein muss. 
Auch wird ein künstlicher Horizont erfordert. Wenn man sich erinnert, wie man 
den Sextanten oder ein anderes Spiegelkreisinstrument braucht, um das von dem 
künstlichen Horizonte reflectirte Bild mit dem direct gesehenen zusammen zu stellen, 
so hat man eine vorläufige Idee, wie das Micrometer angewendet werden soll. 
Vz 
Denken wir uns für den Fall der Breitenbestimmung zwei Sterne zu beiden 
Seiten.des Zenithes, die nahezu in derselben Zeit culminiren und gleichen Abstand 
vom Zenith erreichen, so wird es möglich sein, das Bild des einen Sternes von einem 
der Prismen reflectirt und das vom künstlichen Horizonte reflectirte Bild des anderen 
Sternes von dem zweiten Prisma reflectirt gleichzeitig im Gesichtsfelde zu sehen, 
sobald das Rohr, mit den Schienen in der Ebene des Meridians, auf den letzteren Stern 
gerichtet ist. Durch Drehung des einen Prismas mittelst der Micrometerschraube 
lässt sich daher auch erreichen, dass die Bilder über einander gehen. Das von dem 
künstlichen Horizonte reflectirte und das directe Bild befinden sich in diametraler 
Lage zu einander, und was vorhin in Betreff der Messung zweier Objecte im Hori- 
zonte gesagt wurde, gilt also der Hauptsache nach auch für diesen Fall. Es kann 
nun eintreten, dass die zur Beobachtung kommenden Sterne beide in oberer Oul- 
mination oder der eine in oberer, der andere in unterer Culmination stehen. Be- 
zeichnen wir mit $ die Polhöhe, mit d und d‘ die gegebenen Declinationen der 
Sterne, und lassen wir d die Declination des südlichen Sternes sein und diesen um 
4 näher dem Horizont zustehen, dann findet für den Stand im Meridian mit Bezug 
auf die beiden angeführten Fälle statt: 
I 9—-d—-4=0ö'—g, folglich 
