476 Zentralblatt für Physiologie. Nr, H 



schiedene Verhalten von der Verschiedenheit der zirkulierenden Sub- 

 stanzen herrührt. R. Grützner (Frankfurt a. ]\I.). 



Methodik. 



C. Metz. Ein neuer BlutkörperzäMa'pparat. (Aus den Optischen 

 Werken von Ernst L e i t z in Wetzlar.) (Deutsche med. Wochen- 

 schr., XLI, S. 825.) 



Der Apparat unterscheidet sich von den üblichen Apparaten da- 

 durch, daß sich bei ihm das Zählfeld im Okular befindet, eine Vor- 

 richtung, die übrigens auch die Apparate von B ü r k e r, G r ü t z n e r 

 u. a. haben. Neu ist, daß das Zählfeld für rote Blutkörperchen ein 

 Quadrat, das für Leukozyten ein Ring ist, der das Quadrat umschließt. 



F. D eutsch (Wien). 



Th. Weickert. Der Stromverlauf einiger physiologischer Reizapparate, 

 aufgenommen mit dem Oszillographen. (A. d. physiol. Institut d. 

 kgl. tierärztl. Hochschule in Berlin.) (Gremers Beitr. z. Physiol., 

 I, 5, S. 227.) 



Verf. untersucht die Frage, inwieweit sich der wirkliche Strom- 

 verlauf in den üblichen Reizapparaten mit dem theoretisch berech- 

 neten deckt. Die Versuche sind mit dem Oszillographen von 

 Siemens & Halske ausgeführt, welcher zunächst näher be- 

 schrieben wird. Es zeigt sich, daß alle bei der Reizung Verwendung 

 findenden Unterbrechungsmethoden, bei denen es sich um Kontakte 

 zwischen Metallen handelt, ein vom gewollten regelmäßigen Strom- 

 verlauf stark abweichendes Bild geben, wodurch das Arbeiten mit 

 ihnen zweifelhaft beziehungsweise ganz unzuverlässig wird, denn es 

 kann Gelegenheit zu ganz unerwarteten Reizwirkungen gegeben sein. 

 Es muß daher insbesondere bei Untersuchungen über das Alles- oder 

 Nichts-Gesetz oder die W e d e n s k y sehen Phänomene zuerst ge- 

 prüft werden, inwieweit bei dem verwendeten Apparat der tatsäch- 

 liche Stromverlauf von der Norm abweicht. Andere, ebenfalls mit 

 dem Oszillographen ausgeführte Versuche zeigen, wie schwer es ist, 

 mit einfachen Mitteln eine reine Sinuskurve zu erhalten ; diese Schwie- 

 rigkeit wird um so größer, ein je langsamerer Verlauf vom Wechsel- 

 strom verlangt wird. In dieser Beziehung habensich für hohe Frequenzen 

 nur die Hochfrec{uenzmaschine von Siemens & Halske, für 

 niedere Frequenzen sowohl von diesen als auch von der A.-E.-G. eigens 

 konstruierte Apparate bewährt. .J. R o t h b e r g e r (Wien). 



F. Seidl. Soll die quantitative Aziditätsbestimmung im filtrierten oder im, 

 unfiltrierten Mageninhalt vorgenommen tverden? (A. d. Ambulator. 

 f. Magen- und Darmkranke des Prof. E. S c h ü t z, k. k. Allg. 

 Krankenhaus in Wien.) (Arch. f. Verdauungskrankh., XXI, S. 196.) 

 Seidl faßt seine Untersuchungen in folgende Schlußsätze zu- 

 sammen: 



