4 Gunnar Nordström. (LIX ; 
För den elektrometer, som användes vid de här betraktade 
mätningarna, var S/V = 0,626 cm —!, så att man hade 
(23 i= 3,92. 108 E. 
Elektrometerns kapacitet bestämdes åter medels en Harms” 
kondensator och befanns utgöra 6,3 cm 2). 
Då kapaciteten är känd, möjliggöra formlerna (1) och 
(2) (resp. (2 a)) en beräkning av E ur V,—Vz och t, och då = 
man vidare vet huru stor bråkdel av den ursprungligen i 
vattnet befintliga emanationen bragts i elektrometern, kan 
den nämnda emanationsmängden beräknas. Om längre tid 
förflutit sedan dess vattenprovet togs, bör naturligtvis 
det funna värdet korrigeras jämväl genom beaktande av 
att emanationsmängden oavbrutet minskas med 16,5 2, per 
dygn 2). 
Härmed har anförts allt, som erfordras för beräkning av 
den emanationsmängd i curie, som finnes i en bestämd mängd - 
källvatten. Emellertid angives i regeln aktiviteten hos käll- 
vatten i Mach e-enheter, och denna enhet uppfattades 
tidigare av olika forskare olika, så att äldre uppgifter i litte- 
raturen icke utan vidare äro direkt jämförbara. Numera 
är emellertid denna obestämdhet avlägsnad, i det man med 
Mache-enhet förstår en koncentrationsenhet, definierad på 
följande sätt: man får en emanationshalt uttryckt i Mache- 
enheter, om man med 1000 multiplicerar den i elektro- 
statiskt mått uttryckta mättningsström, som den i en liter 
befintliga emanationen ensam (d. v. s. utan omvandlings- 
produkter) skulle åstadkomma i ett mycket stort jonisations- 
rum. Sambandet mellan en Mache-enhet och en curie uttryckes 
genom formeln 
1 Mache-enhet = 3,65 . 10—!0 curie per liter. 
1) JfrG. Nordström, denna Öfversigt LVI. 1913—1914. Afd. A. N:o 7. 
?) Skulle vattnet undantagsvis innehålla upplöst radiumsalt, så att ny- 
bildning av emanation äger rum, måste detta särskilt undersökas. 
