10 Gunnar Nordström. ; (LAX 
För i/E borde erhållas ett konstant värde oberoende 
av t,, men som synes blev detta icke fallet, utan erhölls för 
ilE ett desto mindre värde, ju längre tiden t, var. Detta 
resultat beror tydligen därpå, att emanation absorberades 
av de korta gummislangstycken, som förenade curiekärlet 
med eglaskranarna; härigenom förminskades den effektiva 
emanationsmängden desto mer, ju längre tiden tf, var. Ge- 
nom extrapolation för t, =0 bör man emellertid få det 
riktiga värdet på i/E, och en jämförelse med formeln (2 a) 
visar även, att det extrapolerade värdet nära nog överens- 
stämmer med det, som beräknas med tillhjälp av D u an e- 
Labordes korrektionsfaktor. Härav sluta vi, att sagda 
korrektionsfaktor med tillräcklig noggrannhet gäller för den 
använda elektrometern. i 
Vid de nu beskrivna mätningarna hade man tydligen sam- 
ma grad av mättning hos urladdningsströmmen som vid 
övriga mätningar av o-strålars jonisation med instrumentet. 
Vore mätningsresultaten med normallösningen tillräckligt 
noggranna, skulle de således korrigera icke blott det fel vid 
övriga emanationsbestämningar, som beror på korrektions- 
faktorns osäkerhet, utan även det fel, som beror på ofull- 
ständig mättning. På grund av de anförda mätningsresulta- 
tens ringa noggrannhet kunna vi likväl endast påstå att 
båda dessa fel äro relativt små. — För källvattenundersök- 
ningarna bör emellertid den vunna säkerheten anses vara 
fullt tillfyllestgörande. 
SN proklessor EI): Mae NES t står jag i tacksamhets- 
skuld för den stora beredvillighet, varmed han låtit anskaffa 
alla nödiga apparater. 
