34 A. F. Sundell. (LIX 
demandée, on doit donc se servir de la formule rigoureuse 
construite par M. Benoit). 
27. Enfin, nous devons donner une notice historique. 
Le calibrage scientifique des thermométres semble dériver 
des premiéres expériences de cette espéce par G. G. af 
Hällström, professeur å F'université d Åbo, puis de 
Helsingfors. Ges expériences sont exposées dans une disserta- 
tion?) en 1823 publiée par E. Bergenheim (depuis arche- 
véque de Finlande) sous la surveillance de Hällström. 
On ne fait usage que d'un nombre de colonnes qui sera suffi- 
sant pour trouver les corrections. On ne trouve donc pas 
FI'erreur moyenne d'une observation, qu'on doit adopter par 
estimation. Cette erreur une fois estimée, on peut calculer 
les erreurs des traits différents par les formules générales. 
Ainsi, M| Weinstein?) a donné les erreurs lorsqu'on a 
calibré avec une seule colonne. Ces erreurs sont trés inégales 
entre elles et bien grandes au milieu de F'échelle. Les inégali- ' 
tés deviennent le plus petites possibles pour la méthode avec 
toutes les colonnes mentionnées auparavant. 
1) L. ce. p. C. 68. 
2) Anmärkningar angående thermometrars förfärdigande och bruk, 
under inseende af G. G. Hällström utgifna af E. Bergenheim. 
3) B. Weinstein, ll. c. II, p. 236, 238. 
ER 
