A N:o 21) Lösningars ljusabsorption. 3 
och Desch. — I några fall begagnade jag även parallel- 
lepipediska glaskärl med konstant tjocklek. I förbigående 
må omnämnas, att man stundom även begagnar absorp- 
tionskärl, i vilka skikttjockleken trappformigt förändras 
samt prismatiska kärl med triangelformig genomskärning, 
där skikttjockleken sålunda kontinuerligt minskas. 
Bäst är i alla fall en genomgående fotometrering av spekt- 
rum, emedan en dylik för varje koncentration och skikttjock- 
lek möjliggör beräkning av den genomgående ljusmängden. 
De spektralfotometriska mätningarna spela även huvudrollen 
i föreliggande undersökning. Spektralfotometern, som leve- 
feRetstav otirman. 5 chmmid tö& Haensch i. Berlin, 
var av König-Martens konstruktion och försedd med 
den s.k. stora belysningsapparaten, en nernstlampa av c:a 
800 normalljus styrka. 
Ursprungligen konstruerades <spektralfotometern år 
1885-86 av A. Kö nig och förbättrades av F. F-. Martens 
år 1899 samt F. Gräinbaum år 1902. Huvuddragen av 
dess konstruktion äro följande: 
Ljuset inkommer i apparaten genom en horisontalt 
ställd, medelst en bländare i två delar delad springa, vars 
bredd kan regleras med tillhjälp av en mikrometerskruv. 
Sedan ljusstrålarna gjorts parallella förmedelst objektiv- 
linsen, brytas de genom ett flintglasprisma och undergå 
därvid färgspridning. Ljusknippet .genomgår därefter ett 
Wwollastonprisma, som består av två sammankittade kalk- 
spatprismer samt ett »tvillingsprisma». På grund av dub- 
belbrytning i wollastonprismat uppkomma två vinkelrätt 
mot varandra polariserade strålknippen, som jämföras med 
varandra medelst »tvillingsprismat». Observatorns öga ser ge- 
nom okularspringan synfältet delat i tvänne delar, det ena 
fältet belyst af vertikalt svängande ljus, härrörande från 
den ena objektivspringan, det andra belyst med horisontalt 
svängande ljus, som inkommer genom den andra objektiv- 
springan. Medelst ett mellan ögat och okularspringan pla- 
cerat nicols prisma kan intensiteten förändras så, att gräns- 
linien mellan de båda fälten försvinner. Nicolns vridning 
avläses å en graderad skiva. 
