6 "Harald Lunelund. i (LIX 
rum, där avläsningarnas antal vanligen var 16, således 4 
per kvadrant). Därefter ombyttes rören och samma antal 
avläsningar gjordes. Betecknar «, nicolns vridningsvinkel 
i det förra läget, a; motsvarande vinkel i det senare läget, 
har man enligt teorien för spektralfotometern 
. — 108 tga,, — log tgas 
4 — öl , 
där d som förut betecknar skikttjockleken. För att så vidt 
möjligt kompensera eventuella variationer i nernstlam- 
pans ljusstyrka, böra de båda avläsningarna göras omedelbart 
efter varandra, dock spelar på grund av fotometerns kon- 
struktion denna omständighet blott en ringa roll. 
Vad mätningarnas noggrannhet beträffar, fås genom jäm- 
förelse av inställningarna för &d ett medelfel av högst 
+ 0,00186, om 12 inställningar göras, vilket ytterligare 
minskas därigenom att vanligen kontrollmätningar gjordes. 
För d=23 cm fås härur för & ett medelfel av + 0,00008 och 
för d=10 cm av + 0,00019. 
a). Brilliant Safranin G M. P. 
Denna substans, till färgen svartröd, erbjuder med avse- 
ende å absorptionen rätt mycket av intresse. Safraninsalten 
lösa sig i vatten med röd färg. Vid tillsats av svavelsyra 
övergår färgen successivt i violett, indigoblått, blågrönt 
och smaragdgrönt. Mot dessa färger svara olika absorptions- 
spektra, vilka spektroskopiskt undersökts av Vogel, 
Buss,Formånekm. fl. De resultat, vilka ovännämnda 
forskare erhållit, anföras å sida 15 i samband med mina 
egna resultat. 
Undersökningarna med spektroskop krävde i allmänhet 
starkare lösningar än de, som lämpade sig för arbetena med 
spektralfotometern. — Visserligen förekomma 1 handeln flere 
olika safraninpreparat, men med hänsyn till formeln Cs ,H,sN,, 
togs 1,048 g därav på 35 liter destillerat vatten, vilket mot- 
Lä 
Fr EEE 
