p, 
NN 
I A N:o 3) 
Intensitätsverhältnisse bei Spektrallinien. 3 
Die Lichtquelle. Als Lichtquelle diente eine mit Queck- 
silberamalgam gefiällte Quarzlampe von Heraeus, Hanau. 
Das Amalgam enthielt ausser 60 24, Hg, 20 2 Blei, 20 9 
Wismut, 14 4, Zink und VY 9 Cadmium. Die Klemmen- 
spannung betrug bei den Aufnahmen 253—50 Volt, die 
Stromstärke 3—4 Amp. 
Das Hartman nsche Mikro-Photometer ist zum Ver- 
gleich der Schwärzungen photographischer Platten sehr 
geeignet. Fig. 1 giebt ; 
eine Vorstellung von 
der Konstruktion des 
Instruments. Darin 
ist G eine Scheibe aus 
mattem Glase, die- 
selbe wird von einer 
Glählampe beleuch- 
tet. Die Lichtstrah- 
len gehen im Photo- 
meter teils den oberen 
Weg, indem sie vom 
Spiegel F nach links ; Fig. 1. 
geworfen werden, und | 
durchsetzen dann den geschwärzten Keil E, dessen Schwärzung 
gegen das eine Ende allmählich abnimmt, und das Mikro- 
skop D und gelangen endlich durch den L u m m e r-B ro d- 
h u nschen Photometerwärfel BC ins Auge des Beobachters. 
Die den unteren Weg befolgenden Strahlen werden vom Spie- 
gel H nach oben reflektiert, passieren die zu messende Platte 
I und ein ebensolches Mikroskop wie D und werden dann 
durch den Wärfel BC nach A abgelenkt. Der Beobachter 
sieht die Spektrallinie, deren Schwärzung gemessen werden 
soll, entweder hell auf dunklem Boden oder umgekehrt und 
stellt durch Verschieben des geschwärzten Keiles auf gleiche 
Helligkeit ein. Die Stellung des Keiles wird abgelesen, und 
mittels einer dazu gehörenden Kurve die Schwärzung be- 
stimmt. . i 
Das bei diesen Untersuchungen benutzte Mikro-Photo- 
meter wurde von H. H e el e in Berlin geliefert. Da es nach 
