4 Harald Lunelund. (CX 
der urspränglichen H artm an nschen Angabe !) gebaut 
war, wurden im hiesigen physik. Institute einige Abänderun- 
gén desselben gemacht, die Vergrösserung durch Einfögung 
L ei tzscher Mikroskopobjektive (Nr 3 bezw. 5) vergrössert 
und der Tisch, auf den die Platten gelegt werden, durch eine 
Präzisionsmikrometerschraube beweglich gemacht. — Aus- 
serdem wurden einige geschwärzte Keile hergestellt. Zu dem 
Zweck wurde zuerst ein Sensitometer nach S ch ein er?) 
gebaut. ; 
Das' Sensitometer 2). Die Konstruktion des Sensitometers 
beruht auf der Benutzung einer mit einem Ausschnitt ver- 
sehenen rotierenden Scheibe. Wenn letztere einen sektor- 
förmigen Ausschnitt enthält, wird bei schneller Umdrehung 
das hindurchgehende Licht im Verhältnisse der Sektor- 
öffnung zum ganzen Kreise geschwächt. Es sei I, die Inten- 
sität des auf die. Scheibe fallenden Lichtes, I die durch- 
gehende Intensität und die Winkelöffnung des Sektors in 
Graden = «, so ist 
Es ist aber zweckmässiger dem Ausschnitte eine solche Form 
zu geben, dass die durchgehende Lichtmenge eine Funktion 
des Abstandes vom Mittelpunkte der Scheibe ist. Sö wurde 
hier verfahren. Der Scheibenradius hatte eine Länge von 
12.5 cm, davon wurde ein 8.5 cm langes Stäck herausgegriffen 
und in 19 gleiche Teile geteilt. Gemäss der Gleichung 
n lg A = lga, 
in der n =19,a = 100 und dementsprechend A = 1.27 
war, wurde fär den äussersten Punkt Nr 1 der Öffnungs- 
winkel « = 1”, för den darauffolgenden &« = 1.27”, för Nr 3 
a = 1.62” u.s. w., för Nr 19 & = 78.5” und fär Nr 20 
1) J. Hartmann, Zs. f. Instrkde 19, 97 (1899). 
2) J. Seheiner, Zs. f. Instrkde 14. 201 (1894). 
3) J. Scheiner. 1 c. 
