12 



Under slutet af Mars köm för första gången i regel- 

 bundet bruk det af Miss C. Bruce till observatoriet skänkta, 

 af mekanikern Herr V. FakJi-Basmussen härstädes förfär- 

 digade instrumentet till fotograferande af trakten kring him- 

 lens nordpol, hvilket jag ville benämna polartuh. 



Instrumentet, hvars sammansättning är afsedd att er- 

 bjuda största möjliga stabilitet, består hufvudsakligast af ett 

 tubrör af stålplåt, försedt med tvänne massiva järnringar. 

 Hvardera ringen är försedd med en utspringande del, hvil- 

 ken medelst starka skrufvar förbindes med en triangelfor- 

 mad järnplatta, som åter medelst bultar och cement är fast 

 förenad med den tuben uppbärande granitpelaren. Pelarens 

 öfra yta har en polhöjden motsvarande lutning mot hori- 

 zontalplanet och tuben blir derigenom riktad mot polen. 



För tubens noggranna inriktande i azimut tjenar en 

 inrättning liknande den vid Ilepsolds retraktormontering 

 d. v. s. en skruf, som går genom ett utsprång på den öfre 

 triangelformade järnplattan och hvars båda ändar äro in- 

 klämda emellan väggarna af en motsvarande inskärning i 

 midten af järnringens utspringande del. Tubens vridning 

 sker omkring en tapp fästad i den nedra triangulära järn- 

 plattan och gripande in i ett hål i midten af den nedre 

 järnringen. 



För inriktande i polhöjd hade den nedre järnringens ut- 

 språng försetts med två skrufvar, hvarjämte för den nödvän- 

 diga vridningens möjliggörande utan spänning den undre ytan 

 af den öfre ringens utsprång svagt afrundats. Emellertid vinner 

 man en fullt tillräckligt noggrann inställning endast genom 

 att emellan den nedre ringens utsprång och den undre 

 triangulära plattan inskjuta järnskifvor af lämpligt vald 

 tjocklek och hafva derför korrektionsskrufvarna för polhöjd 

 helt och hållet lämnats ur bruk. Härigenom har uppnåtts 

 största möjliga stabilitet hos instrumentet, i det att det- 

 samma numera har blott en enda korrektionsskruf, den för 

 azimut, och att på dennas ställning tyngdkraften icke verkar. 



Utdraget, vid hvilket kassetten är fästad, röres genom 

 en skruf och dess ställning afläses med lupp på en milli- 



