21 



dic Genauigkeit der Libellen, sind bekanntlich gemacht von 

 Prof. Reinhertz ^). 



In neuerer Zeit hat man den Libellen, auch den besten, 

 ein gewisses Misstrauen entgegengebracht. Bei den Zenil- 

 teleskopen, deren exakte Angaben im Wesentlichen auf der 

 mit dem Fernrohr verbundenen Libelle beruhen, sind schon 

 meist zwei solche beigegeben, welcbe sich gegenseitig kon- 

 troUieren sollen, und die Veränderung der Zenitdistanz des 

 Fernrohrs mit äusserster Genauigkeit abzulesen gestatten; 

 aber trotz aller Vorsichtigkeit und Sorgfalt bei der Ausfiih- 

 rung der Beobachtungen können doch bekanntlich die aus 

 den beiden Libellen resultierenden Werthe ohne aufweis- 

 bare Ursache von einander differieren. Deshalb hat man 

 versucht Instrumente ohne Libellen zu konstruieren (Almu- 

 kantar von Chandler und andere). 



Auch bei Präcisionsnivellierungen ist die Genauigkeit 

 im höchsten Grade abhängig von dem guten Funktionieren 

 der Libelle, und wenn mit Libellenausschlägen gearbeitet 

 v^'ird, muss die Empfindlichkeit genau bekannt sein, sonst 

 kan man zv^ischen den Nivellements Resultaten im Hin- 

 und Hergang nicht unbedeutende Differenzen bekommen, 

 welche sich durch gevvöhnliche Beobachtungs Fehler nicht 

 erklären lassen. Etwa so ist es dem Verfasser passiert. 

 Bei der Bearbeitung der in den Jahren 1897 und 1898 von 

 mir ausgefuhrten Präcisionsnivellierungen, zeigten sich Diffe- 

 renzen, zu deren Erklärung nach einer sorgfältigen Diskus- 

 sion aller möglichen und denkbaren Fehlerquellen, nur die 

 Annahme iibrig blieb, dass die Empfindlichkeit der gebrauch- 

 ten Libelle bedeutenden um einen Mittelwerth schwankenden 

 Veränderungen unterworfen war, deren Ursache ich mir 

 aber nicht denken konnte. Die Libelle hatte ich friiher nach 

 den gewöhnlichen Methoden sorgfältig untersucht und da- 

 bei den Einfluss der Temperatur auf die Empfindlichkeit be- 

 achtet. — Darum erschien es mir als eine unabweisbare 



') Reinhertz. Mittheilungen ilber einige Beobachtungen an Libel- 

 len. Z. f. Instr. k. X, 1890 und Z. f. Vermessungskunde, Band XX, 1891. 



