22 



Nothwendigkeit die fragliclie, ebenso zwei andere von dem- 

 selben Mechaniker gelieferte, bei dem Präcisionsnivellemente 

 in Finland gebrauchte Libellen, einer griindlichen und all- 

 seitigen PrQfung zu unterziehen. Ich hatte schon die Vor- 

 arbeiten gemacht und war bei der eigentlichen Unter- 

 suchung, als ich schwer erkrankte ehe die Arbeit fertig 

 war; später hatte ich nicht mehr Gelegenheit mit den ge- 

 nannten Libellen weiter zu arbeiten. 



Die hierbei gewonnenen. unerwarteten Erfahrungen 

 regten mich an weitere Untersuchungen mit anderen Li- 

 bellen vorzunehmen. Zu diesem Zwecke erwählte ich aus 

 der geodätischen Instruméntensammlung des Polytechnikums 

 10 Libellen zu verschiedenartigen Instrumenten gehörend 

 (Universalinstrumente, Theodolite, Nivellierinstrumente und 

 Tachymeter). Zwei andere Libellen, eino zu einem kleinen 

 Passagen-Instrumente gehörend (Eigenthum der Sternwarte), 

 die andere zu einem magnetischen Theodolite (Eigenthum 

 der Meteorologischen Anstalt) wurden von den Vorstehern 

 obengenannter Institutionen, den Herren Professor A. Don- 

 ner und Direktor E. Biese, zu meiner Verfiigung gestellt, 

 was fär mich umso intressanter war, als ich diese Libellen 

 vor mehreren Jahren untersucht hatte. 



Von den Ergebnissen dieser Untersuchungen erlaube 

 ich mir hier einen vorläufigen kurzen Bericht zu geben. 



Die Arbeiten wurden in dem geodätischen Kabinette 

 des Polytechnikums mit einem von dem hiesigen Staats- 

 mechaniker Herrn Falck-Rasmussen gebauten Libellenpriifer 

 ausgefiihrt; derselbe ist hauptsächlich nach dem Reichelschen 

 Legebrette^) konstruirt, nur mit dem Unterschiede, dass 

 die Axe des eigentlichen Libellenträgers sich zwischen Spit- 

 zen dreht, und dass die Mikrometerschraube in eine kleino 

 hochpolierte gehärtete Kugel endigl, die auf einer fein- 

 geschliffenen Achatplatte ruht. Die Dimensionen sind so ge- 

 wählt, dass eine Umdrehung der Schraube sehr nahc K) 



^) Beschreibung nnd Abbildung findet sicli in Amhronii, Hand- 

 buch der Astronomischen iDStriimentenknnde, Band T, s. 55 — 58. 



