23 



Minuten öder 1000 Sekunden der Centesimaltheilung ent- 

 spricht. Die Scheibe der Mikrometerschraube hat 200 Theilo, 

 deren Werth also 5" beträgt. 



Die Constante des Libellenprilfers und die fortschrei- 

 tenden Feliler der Schraube sind von mir bei 6 verschie- 

 denen Temperaturen zwischen — 3 ° und -|- 30 ° bestimmt 

 worden. Ebenso sind die periodisohen Fehler der Mikro- 

 meterschraube bei jedem 5:tcn Grade zwischen 0*^' und -|- 30° 

 untersucht und die Korrektionen an die Resultate, wo es 

 nöthig war, angebracht. 



Bei den Untersuchungen wurde der ganze Apparat 

 sowie die Libelle vor Temperaturveränderungen geschiitzt. 

 Die feste, unveränderte Aufstellung der Unterlage wurde 

 durch mehrere andere Libellen konlrolliert und bisweilen 

 auch mit einem kräftigen Nivellierfernrohre, das auf eine an 

 der Wand befestigte feine Skala gerichtet war. 



Die Skalen der Libellen waren entweder in Pariser 

 Linien (1 Linie =:2,26 mm) öder auch in 2 mm Interval- 

 len getheilt. Der kleinste Winkelwerlh eines Skalentheiles 

 öder der Parswerth ^) war elwa 6" contesimal (öder 2" sexa- 

 gesimal), der grösste Parswerth ungefähr 170" (öder 55"). 



Die naclifolgenden Angaben beziehen sich immer auf 

 die Centesimaltheilung, falls es nicht ausdrucklich änders ge- 

 sagt wird. Eine centesimal Sekande (1") ist bekanntlich 

 gleich 0",3 2 4 soxagesimal; und umgekehrt 1" (sexagesimal) 

 = 3",o 8 6 (centesimal). 



Es sei noch erwähnt, dass alle Libellen in ihren Fassun- 

 gen und in gebrauchsfertigem Zustande waren. 



Diese Untersuchungen haben gezeigt, dass der Pars- 

 werth der Libelle veränderlich ist, nicht nur mit der Tem- 



') Von einigen Verfassern (Vogler, Reinhcrtzj auch die ,,AngabL! 

 der Libelle" genannt. 



