24 



peratur, wie es schon längst bekannt ist (wobei aber in 

 extremen Fallen auch ein der zweiten Potenz der Tempera- 

 tur proportionales Glied sich geltend raachen känn), sondern 

 dass auch andere Umstände mitwirken können. 



So iiben die Luftdrucksveränderungeii einen merk- 

 baren Einfluss auf die Empfmdlichkeit aus, und zwar oft so, 

 dass der Parswerth bei steigendem Barometer vergrössert 

 wird (das Libellenrohr wird stärker gekriimmt ^), sein Volu- 

 men wird kleiner) und umgekehrt bei abnehmendem Luft- 

 druck der Parswerth kleiner wird (öder der Kriimmungs- 

 halbmesser der Libellenskala und das Volumen des Glasrohres 

 werden vergrössert). Als konkrete Beispiele seien folgende 

 Zahlenängaben angefiihrt. 



Driickt man den Parswerth p durch folgende Formel aus 



V =Po + « (^- g -\-Hl>- h) + r {t-tof 



wo Po einen Normalwerth bedeutet, « und y Temperatur- 

 koefficienten, t die Temperatur in Celsiusgraden, ^o Gine 

 mittlere Temperatur ; /3 den Barometerkoefficienten, b den Ba- 

 rometerstand in Millimetern, h^ einen Normalstand; so habe 

 ich unter anderen folgende Werthe bekommen. 



Libelle eines Precisionsnivellier-Instrumentes von der 

 Firma A. Berthélemy in Paris: 



« = -fO",09i; /? = -l-O",0494; )' = 



lur Temperaturen zwischen — l°,o und -|-26°,9 



und Barometerstände „ 736 „ 781 mm 



wobei p rund = 20" war. 



Eine afidere Libelle von derselben Firma ergab : 



« = -fO",09o; ,<5 = -|-0"',oo4o; j' = -f0",0057 



bei Temperaturen zwischen — 2°, 6 und -|-26°,3 

 und Barometerständen ,, 744 ,, 774 mm. 



M Wie bei dem Bourclou'schen Metall-Barometer. 



