25 



Bei einer Libelle eines Precisionsaivellieiinstruinentes 

 von den Mechanikern Breithaupt & Sohn in Cassel, war 



« = — 0",094; /9=-|-O",09i; 



wobei 2^ rund = 15". 



Eine andere Libelle ergab: 



« = + 0",023; yS = H-0",007; 



die Beobachtungen waren doch wenig zahlreich. 



Bei einer dritten Libelle von denselben Mechanikern 

 konnten wegen ungeniigenden Beobachtungsrnateriales, die 

 Temperatur- und Barometerkoefficienten « und ^ von ei- 

 nander nicht separiert werden. 



Eine dritte Libelle von der Firma Berthélemy ergab: 



« = -|-0",ioi ; ^ = — O",059i; )' = — 0",oi70 



fiir Temperaturen zwischen — 2°, o und -l-ol°,i 

 und Barometerstände „ 735 ,, 780 mm. 



In diesem Falle, dem einzigen von dem Verfasser bis- 

 her beobachteten, ist also der Barometerkoefficient /3 negativ ; 

 das heisst bei höherem Luftdruck wird der Parswerth kiei- 

 ner. Wahrscheinlich ist hierbei das ganze Glasrohr nach 

 oben gekriimmt; nur der ausgeschliffeneTheil hat seinen Kriim- 

 mungsmittelpunkt auf der unteren Seite des Rohres. Bei 

 steigendem Barometer wird das Volumen des Libellen-Rohres 

 zusammengedrtickt, die allgemeine Kriimmung des Rohres 

 wird stärker, dabei aber der KrLimmungsradius der in 

 der Wandung des Rohres ausgeschliffenen Partie grösser, 

 und also der Parsw^erth kleiner. Das Umgekehrte trifft ein 

 bei fallendem Barometer. 



Wenn der Luftdruck konstant ist und nur die Tempe- 

 ratur sich verändert, so nimmt der Druck öder die Span- 

 nung des Dampfes der Fiillfliissigkeit im Innerem des Rohres 

 mit der Temperatur zu; das Rohr strebt sein Volumen zu ver- 

 grössern und die Kriimmung an dem ausgeschliffenen Theil 



