26 



wird kleiner, ebenso der Parswerth, — doch unter Voraus- 

 setzung dass das Rohr, die ausgeschliffene Partie ausge- 

 nommen, gerade ist, was ja öfters der Fall sein diirfte. Es soll 

 also in der Regel der Parswerth mit steigender Temperatur 

 abnehmen, was auch mit den Untersuchungen von Herrn 

 Prof. Vogler Libereinstimmt '). Bei den vom Verfasser bisher 

 untersuchtcn Libellen, hatten nur die erwähnten 4 einen po- 

 siliven Temperaturkoefficienten, bei allén anderen war er 

 negativ. 



Im Allgemeinen scheinen folgende Umstände einen Ein- 

 fluss auf den Temperaturkoefficienten auszuiiben : die Kriim- 

 mung des Libellenrohres, ungleiche Werthe des Dilatations- 

 koefficienten und des Elasticitäts moduls auf der oberen und 

 unteren Seite des Glases, wie auch der durch die Metall- 

 Fassung ausgeiibte Zwang und die Veränderungen desselben 

 durch Temperaturvariationen. 



Der Barometerkoefficient ist, wie oben erwähnt, öfters 

 positiv, den grössten Werlh fand ich bei einem grossen Ni- 

 vellierinstrumente Itir Arbeitcn zweiter Ordnung, nämlich 



/? = -}- O", 1 9 , wobei 2^0 = 48" war. 



Es ist meine Absicht diese Umstände in nächster Zeit 

 weiter zu verfolgen, sowohl bei niedrigen Temperaturen, wie 

 auch bei kiinstlicher Luftverdiinnung. 



Wahrscheinhch giebt es auch Libellen, bei welchen in 

 dem Parswerthe ein von der Temperatur und von dem Ba- 

 rometerstande abhängiges Glied sich geltend macht, propor- 

 tional dem Produkte 



(t -Q (h-h,), 



ebensowie solche, deren Empfindlichkeit keinen Einfluss von 

 den Temperatur- und Luftdruck-Schwankungen erleidet. 



Bei einigen, in neuem Zustande aller Wahrscheinlich- 

 keit nach tadellosen Libellen, kan später die Gleichmässig- 

 keit der Kriåmmung verloren gehen, so dass verschiedene 



') Vogler, Geodätisclic Ubungen. S. 175. 



