Ueber einen neuen Kontaktthermometer. 



Von 

 M. H. Palomaa. 



Das Hervorbringen eines elektrischen stromschlusses 

 bei verschiedenen Wärmegraden ist eine Aufgabe, die zu zahl- 

 reichen Konstruktionen sogenannter Kontakt-, Signal-, Alarm- 

 und drgl. Thermometer Anlass gegeben hat. Handelt es 

 sich nur um einige bestimrnte Wärmegrade, kan die Auf- 

 gabe leicht z. B. durch einen geschlossenen Quecksilberther- 

 mometer, an dem Platindrähte eingeschmolzen sind, gelöst 

 werden. Einen fiir beliebige Wärmegrade einstellbaren 

 Kontaktthermometer, der gleichzeitig leicht einstellbar, genau 

 und behebig länge anwendbar ist, giebt es dagegen noch 

 nicht, weswegen diese Apparate keine so allgemeine An- 

 wendung und Verbreitung gefunden, wis sie es wegen ihrer 

 Bedeutung fiir viele chemische, physikaHsche und technische 

 Zwecke unzweifelhaft verdient hatten. Der beistehend abge- 

 bildete Kontaktthermometer stellt einen Versuch dar den 

 erwähnten Mängeln abzuhelfen. 



Der Thermometer ist kreisförmig gebeugt und besteht 

 aus einem gläsernen mit Quecksilber gefiilltén Reservoir a, 

 das mit zwei luftlehren Schenkeln, h und c, verbunden ist. 

 Am Reservoir a und am kiirzeren Schenkel & sind Leitungs- 

 drähte aus Platin, e und c?, eingeschmolzen. Das Thermo- 

 meter ist befestigt an einer runden, mit einer Skala h ver- 

 sehenen Scheibe, die vertikal gestellt vvird und um ihren 



