190 



Mittelpunkt / gedreht werden känn. Vom Mittelpunkt / 



hängt ein Faden g senkrecht herab. 



Bei zunehmender Temperatur steigt das Quecksilber in 



den beiden Schenkeln h und c 

 und der Ström wird geschlos- 

 sen, sobald das Quecksilber 

 sich bis zum Draht c ausge- 

 dehnt hat, Die erreichte Tem- 

 peratur wird mit HLilfe des 

 Fadens g an der Skala h abge- 

 lesen. 



Dreht man nun die Scheibe 

 nach links z. B. 5 Skalentheile, 

 so löst sich das Quecksilber 

 vom Draht d ab und der Ström 

 wird geschlossen bei einer ent- 

 sprechend höheren Tempera- 

 tur. Man känn somit durch 

 Drehung der Scheibe Kontakte 

 bei beliebigen Temperaturen 



(natiirlich innerhalb gewissen Grenzen) hervorrufen. 



Der hier beschriebene Kontaktthermometer ist mir von 



der Firma Max Kaehler & Martini in Berhn hergestellt 



w orden. 



