Elektrischer Thermoregulator fur Gasflammen. 



Von 

 M. H. Palomaa. 



Der im vorigen Aufsatz beschriebene Kontaktthermo- 

 meter öder im Allgemeinen ein Kontaktthermometer, der 

 unverändert mehrere Kontakte bei derselben Temperatur ge- 

 ben känn, lässt sich als Thermoregulator bei Heizung mit 

 Gasflammen durch folgende einfache Vorrichtung anwenden. 



Eine mit Luft gefiillte Gliihlampe a (siehe nebenste- 

 hende Fig.) steht durch Quecksilbersperrung in Verbindung 

 mit Röhren h und c, die einen 

 bei cl und e verengten Durch- 

 gang fur das angewandte Gas 

 bilden. 



Wird bei einen gewis- 

 sen Wärmegrade der elektri- 

 sche Ström durch den Kon- 

 taktthermometer geschlossen, 

 so presst die in der Gliih- 

 lampe a erwärmte Luft das 

 Quecksilber allmählich gegen 

 die Öffnungen cl und e und 

 der Gaszufluss wird entsprechend vermindert. Die Tempe- 

 ratur im Kontaktthermometer bleibt dann entweder konstant 

 öder sie sinkt. Im letzten Fall wird der elektrische Ström 

 unterbrochen, die Luft in der Gliihlampe et klihlt sich ab, 

 der Gaszufluss wird vermehrt und eine weitere Abnahme 

 der Temperatur ist dadurch verhindert. 



