310 



Vid centralanstalten har observationsmaterialet för Hel- 

 singfors fortfarande insamlats genom själfregistrering af alla 

 de element, som härför egna sig. Apparaterna ha därvid 

 funktionerat synnerligen tillfredsställande och några nämn- 

 värda luckor i registreringen ha ej häller detta år före- 

 kommit. 



Det föregående årets diagram blefvo utmätta och be- 

 arbetade för tryckning, likaså större delen af det löpande 

 årets diagram, hvarjämte äfven de direkta iakttagelserna upp- 

 stäldes i tabellform. Tryckningen af tabellerna för 1897 och 

 1898 är nu slutförd och dessa årgångar publiceras inom 

 kort. — Landsortsstationernas observationsmaterial har äf- 

 ven till största delen bearbetats t. o. m. medlet af år 1900. 

 — Af limnigrafkurvorna från Hangö ha fyra årgångar lagts 

 under arbete. 



Instrumentförrådet har ökats ganska betydligt. Då den 

 ena af de tvänne vindfanor, som användas för registreringen 

 vid centralanstalten, var mycket nött, onödigt stor och tung 

 samt af äldre konstruktion, ansåg jag en reparation af den- 

 samma icke böra ifrågakomma, utan föredrog att hos meka- 

 nikern V. Falck-Rasmussen låta förfärdiga ett nytt instrument 

 enligt tidigare af mig införda system, dock med sådana för- 

 bättringar att den för registreringen nödiga elektriska ström- 

 men ingenstädes behöfver passera några akslar. Då näm- 

 ligen akslarna för att erbjuda säker kontakt ej få smörjas, 

 blifva de snart utnötta, hvarjämte glidningsytorna fördärfvas 

 af strömmen. Vindfanan utfördes i två eksemplar, eme- 

 dan enhetspriset därigenom blef billigare och det äfven var 

 önskvärdt att få ett reservinstrument. Den nya vindfanan 

 har alltsedan Augusti månad arbetat utan ett enda afbrott. 

 — Vidare har enligt meteorologiska utskottets beslut anskaf- 

 fats en mareograf enligt Petrelii system och uppstälts ilim- 

 nigrafpaviljongen invid Brunnsparken, där den funktionerat 

 ganska väl, samt en lodningsapparat med 300 meter stål- 

 lina för upphämtning af vattenprof från olika djup. Båda 

 dessa apparater har likaledes herr Falck-Rasmussen förfär- 



