B. J. BIKKKLANU, M,-N. Kl. 



Der Psychrometerfaktor a. 



Um die Gleichungen pr^iktisch verwenden zu können, müssen wir die 



Grösse a kennen; sie wird empirisch bestimmt durch Vergleichung mit 



anderen Feuchtigkeitsmessern. Aus den Gleichungen (i) und (2) bekommen 



wir bezw. : 



e' — e" e- R F 



(3): " = -f — y ""f^ k): ^" = -rr- 



t — r 100 



Nach diesen Formeln wird a bestimmt. 



Es zeigt sich, dass a keine Konstante ist, dass er vielmehr mit dem 

 Luftdruck, der Windgeschwindigkeit und vielleicht auch mit der Tempera- 

 tur und der relativen Feuchtigkeit (Psychrometerdifterenz) variiert: dazu kommt 

 noch die fragliche Aenderung mit dem Aggregatzustand des Wassers auf 

 dem befeuchteten Thermometer. 



Gewöhnlich wird angenommen, dass a dem Luftdruck proportional ist, 

 und man setzt a = Ab, wobei b der Luftdruck in Mm. ist. 



Die Temperatur- und Feuchtigkeitsfunktionen sind fraglich und jeden- 

 falls so klein, dass sie keinen Einfluss haben gegenüber denen der Wind- 

 geschwindigkeit. Dasselbe gilt dem etwaigen Einfluss des Aggregatzustandes ; 

 nur wenn Windstille herscht, macht sich dieser geltend, und zwar mit 

 dem theoretischen Betrage, (Für ein Assmann'sches Aspirationspsychrometer 

 habe ich a durch Vergleichungen mit dem Alluard'schen Taupunkth3'gro- 

 meter, für t" sowie /' ^ 0°, zu 0.454 bestimmt. Durch 18 Vergleichungen, 

 für t'<Co°, mit dem vom Assistenten am met. Institut, Russelt v edt, kon- 

 struierten Haarhygrometer »Torsion I« wurde gefunden: a = 0.466, d. h. 

 ziemlich genau gleich a für t' > 0°). 



Für das Psychrometer des met. Instituts in Kristiania ist a für die 

 verschiedenen Windgeschwindigkeiten bestimmt worden durch \^ergleichung 

 mit dem Aspirationspsychrometer, wenn /' > 0° ist, und, wenn t' < 0° ist, 

 mit drei Haarhygrometern von verschiedener Konstruktion und verschiede- 

 nem Materiale: Hygrograph Richard, Lambrechts Polymeter, Russel- 

 tvedts »Torsion III« mit Pferdehaaren. Zu dieser Vergleichung wurden 

 die Beobachtungen im März 1906 benutzt. Die H.H. wurden korrigiert 

 durch die Beobachtungen mit /' > 0°. 



Die also gefundenen Werte für a wurden ausgeglichen nach einer em- 



pirischen Formel: a = ,1 rr^ . — > wobei a und li Konstanten und IF die 

 ^ \JV-\-i ' 



gemessene Windgeschwindigkeit sind ■'. Die berechneten Werte sind in 

 der folgenden Tabelle angegeben, und dabei auch die wahrscheinliche Ven- 

 tilation des feuchten Thermometers. 



1 Diese Formel ist durch Umformung von Traberts Verdampfungsformel : 

 V=C{i -i- ai) V1F(<-' — e) erhalten. Met. Z. B. XXXI 1896, s. 261. 



