B. J. BIRKELAND. M.-N. Kl. 



dern tatsächlich für die Ventilationsgeschw. o.o, d. h. Windstille zutrifft : 



'„ ist angenähert = ^^ . Dass es für die höheren Windgeschvvindie- 

 0.84 680 



keiten nicht zutrifft, kommt wahrscheinlich daher, dass die Wirkung des 

 Windes auf eine Eisfläche nicht so gross ist als auf eine Wasserfläche. 



Die angegebenen Zahlen gelten aber nur für die gewöhnlichen Stations- 

 thermometer mit Kugeln von ca. i cm. Durchmesser. Andere Dimensionen 

 geben ganz andere Werte für a. Für Assmanns Aspirationspsychro- 

 meter ist zum Beispiel a ^= 0.45 bis 0.50 bei einer Ventilation von ca. 

 3 IVI. p. S. a ist eine Funktion der Form, Oberfläche und Wärmekapazität 

 des Thermometergefässes. 



Das Kondensationshygrometer. 



Die Ursache, warum wir das Haarhygrometer bei der Bestimmung des 

 Psychrometerfaktors für t <. o benutzt haben statt des Taupunkthygrometers, 

 ist die, dass wir unter dem Gefrierpunkt nicht bloss einen Taupunkt, son- 

 dern auch einen »Reifpunkt« haben, die, was die Temperatur betrifft, ziem- 

 lich verschieden sind. Der Taupunkt liegt in der »Wasserdampf« kurve, 

 der Reifpunkt dagegen in der »Eisdampf« kurve; beide entsprechen gleich 

 grossem Dampfdruck. Bei sinkendem Taupunktthermometer bekommen wir 

 vielleich den Taupunkt als Kondensationstemperatur ; lassen wir nun wieder 

 die Temperatur steigen, so wird der Beschlag nicht verdampfen können, 

 ehe wir den Reifpunkt passiert haben. Bei abermaliger Temperatur- 

 erniedrigung bekommen wir vielleicht nur den Reifpunkt, weil die Kon- 

 densationsfläche jetzt nicht ganz rein und trocken ist. Wie soll man ver- 

 fahren, um genau definierbare Temperaturbestimmungen zu erhalten? — Ist 

 die in der Luft vorhandene Dampfspannung =1.0 mm., so ist der Tau- 

 punkt — 20.°o, während der Reifpunkt nur -i- i7.°7 ist. Bei dem gewöhn- 

 lichen Beobachtungsverfahren bekommt man eine Vermischung beider Tem- 

 peraturpunkte, die sich nicht berechnen lässt. 



Das Volionhygromcter gibt sehr eigentümliche Resultate, die mit den 

 übrigen Feuchtigkeitsmessern so wenig übereinstimmen, dass dieses Instru- 

 ment nicht zuverlässig zu sein scheint. Vielleicht steckt der Fehler in der 

 Temperaturbestimmung vor und nach der Austrocknung. 



Das Haarhygrometer. 



Die Brauchbarkeit des Haarhygrometers zur Bestimmung der relativen 

 Feuchtigkeit ist vielfach bestritten worden. Beobachtet man aber mehrere 

 Haarhygrom. gleichzeitig, wird man über die Genauigkeit, mit welcher sie 



