1907. No. 3. NEUE FEUCHTIGKEITS-TAFELN. 



untereinander übereinstimmen, selbst bei niedrigen Temperaturen, erstaunt. 

 Die Temperaturkorrektion des Haarhygrom.s ist von Assistent Russeltvedt 

 bestimmt worden und als minimal anzusehen ^. Ein Steifwerden des Haares 

 haben wir selbst unter — 30° nicht beobachtet. Dass die Korrektion sich 

 durch mehrtägige Trocken- oder Feuchtigkeitsperioden bedeutend ändere, 

 ist auch nicht beobachtet ; bringt man aber plötzlich ein Haarhygrometer 

 aus einem warmen, trockenen Zimmer in die rauhe, kalte Winterluft hinaus, 

 so ändert es auch plötzlich seinen Stand, indem es etwa 5^,0 sinkt; aber 

 sofort steigt es wieder auf den richtigen Wert hinauf. — Die Prozentskala 

 des gewöhnlichen Haarhygrometers ist nicht genau, und eine »Kaliberkor- 

 rektion« ist sehr notwendig; die Standkorrektion ändert sich nur wenig 

 und sehr gleichmässig. Russeltv^edts »Torsionshygrometer« ist zapfenlos 

 und dennoch vollkommen ruhig, selbst bei starkem Wind. 



Altere Berechnungsmethoden. 



Die Wil d- Jel i nek'schen Psychrometertafeln beruhen auf den Reg- 

 nault-Broch'schen Dampfspannungstafeln, die unter dem Gefrierpunkt aus 

 einer Vermischung der Eisdampfkurve mit der Wasserdampfkurve bestehen. 

 Der Psychrometerfaktor ist: 0.594 für t' ~> o" und 0.53 für t' <i o. Die 

 relative Feuchtigkeit wird allzu gross und wird immer 100° 0, wenn / — /' = o, 

 was nicht richtig ist. 



Ekholm hat gefunden, dass die Temperatur des feuchten Thermome- 

 ters t' um o.°45 zu erniedrigen ist, ehe man in die Tafeln eingeht. Dass 

 ist aber gar nicht dasselbe wie nur die Psychrometerdifferenz [t — /') um 

 o.°45 zu vergrössern; nach Ekholm wird nicht nur dieses gemacht, son- 

 dern auch e' herabgesetzt zu dem neuen t'. Dadurch wird Ek ho 1ms Kor- 

 rektion allzu gross und die berechneten Feuchtigkeiten sehr klein, und 

 immer kleiner, je niedriger die Temperatur ist. Die tägliche Periode der rela- 

 tiven Feuchtigkeit mag ganz verunstaltet werden, indem diese bei der Mit- 

 tagsbeobachtung sehr oft höher ausfällt, als bei den Morgen- und Abend- 

 beobachtungen, während das Haarhygrometer immer den normalen täglichen 

 Gang gibt, selbst bei sehr niedrigen Temperaturen-. Die Differenz zwischen 

 Monatsmitteln von R.F. nach Ekholms Methode berechnet und nach den 



Ein Haarhygrometer wurde gänzlich in Wasser niedergesenkt, und die Temperatur des 

 Wassers von 4 bis 30° und zurück bis 4° variiert; die Messungsergebnisse sind: 

 Temperatur : 4.°o 20.0 30.0 20.0 4.°o 



Stand: 0.0 -1- 0.5 -\- i.o -|- 0.6 -»- 0.5 mm. 



Haar und Zeiger hatten die gewöhnliche Länge; der Zeiger wurde nahezu vertikal ge- 

 stellt. Der Stand ist in Millimetern abgelesen worden. Korr. pr. firad: 0.03 mm. 

 ' Siehe zum Beispiel die Polarexpeditionen; die tägl. Periode des Dampfdruckes ist oft 

 zu klein um merklich geändert zu werden. 



