lO 



B. J. liiRKELAND. 



M.-N. Kl. 



Haarhygrometerbeobachtungen, wächst im Winter um ca. i Feuchtigkeits- 

 prozent für jeden Temperaturgrad unter o", während die Temperaturkor- 

 rektion des Haarhygrometers gewiss minimal ist. Der Fehler steckt dann 

 in dem Ekholm'schen Berechnungsverfahren. 



Vergleichung zwischen den Genauigkeiten der Methoden : 

 Røros, Mai 1905 bis September 1906, Korr. des HaarhN-grom. aus den 

 Sommermonaten berechnet. Meereshöhe: 630 m. 



Uebereinstimmung zwischen Psychrom. und Haarhygrom.: 



Wenn /' >» 0° (d. h. im Sommer) 

 Wenn t' <io° nach Ekholms Methode 

 Wenn /' <r 0° nach meiner Methode 



Durchschnittliche Abweichung. 



± 1.35 Feuchtigkeitsprozent 

 -f 5.90 — >_ 



± ^-45 —^ — 



Die Genauigkeit dieser neuen Methode ist nahezu 4 mal so gross als 

 Ekholms und die durchschnittliche Abweichung innerhalb der wünschens 

 werten Grenzen. 



Die neuen Psychrometertafeln. 



Maximumdruck; des Wasserdampfes über Eis. 

 Maximumdruck des Wasserdampfes über flüssigem Wasser. 

 Abzugstafel, für Luftdruck 755 -r 20 Mm. geltend. 



Tabelle für den Faktor zur Berechnung der relativen Feuchtigkeit. 



e 



V : Die Dampfdruckkorrektion für Windstärke. Diese Tabelle wird als Korrektions- 

 tabelle für die Werte der ausführlichen Tafeln angewendet; zu dem aus diesen 

 herausgefundenen Dampfdruck lege man die Korrektionsgrösse nach der vor- 

 handenen Windstärke und Psychrometerdifferenz, und zu diesem verbesserten 

 Dampfdruck suche man dann in den Tafeln unter derselben t die entsprechende 

 R.F. heraus. 



Tafel VI : Dann kommt eine gedrängte Tafel mit Argumenten : Trockenes Thermometer 

 für jeden ganzen Grad von —35° bis -1- 5° und Psychrometerdifferenz (t — /') 

 für jeden Zehntelgrad. Diese Tafel wird benutzt, wenn die ausführlichen Tafeln 

 nicht ausreichen ; der geübtere Rechner wird sie gewiss auch sonst sehr vorteil- 

 haft finden, aber die Anwendung der Windkorrektion ist schwieriger. 



Tafel VII : Die ausführlichen Tafeln enthalten Dampfdruck und relative Feuchtigkeit von 

 Zehntel zu Zehntel Graden der beiden Thermometer. Die Einrichtung ist die 

 gewöhnliche. Sie gelten für einen Barometerstand von rund 755 Mm. und leicht 

 bewegte Luft. 



