Tieffeethermomeeter. 155 
o1 
3000 m Tiefe an ungefähr 44 Sefunden pro IOO (!/, Faden) oder pro Sefunde 
2AlmE 
Das Einwinden des Drahtes mittels des Eleftromotors dauerte 1" 0" 55°; pro 
Sefunde wurden alfo 1,6 m eingehievt. 
Es dürfte vielleicht von Intereffe fein, einige allgemeine Angaben dem hier Er- 
wähnten noch hinzuzufügen. Wir führten ungefähr 180 
Kotungen aus, bei denen rund 868000 m Draht bewegt 
wurden. Da wir 6622 m Draht verloren, fo beläuft fich 
der Derluft auf 0,7%,. Im Dergleiche mit den Derluften, 
welche die Kabeldampfer verzeichnen, Fönnen die unfrigen 
als fehr mäßige gelten. Wenn man weiterhin in Betracht 
zieht, daß wir von dem Klavierfaitendraht der Sigsbee- 
Mafchine nur IAT m, von der gedrehten Drahtlite der 
Se Blanc-Mafhine dagegen 6505 m verloren, jo würden 
die Lotungen mit erfterer allein nur O,O1°/, der bewegten 
Drahtlänge an Derluft ergeben. Die Derhältnifje liegen 
für die amerifanifhe Mafhine infofern noch günftiger, 
als wir fie 54 mal, die Le Blanc-Mafhine nur 46 mal 
benusten. Hierbei wurden II) Sinfgewichte a 28 kg und 
54 Sinfgewichte A 15 kg verbraudit. 
Dberhalb der Kotröhre wurde ftets ein Tieffeether- 
mometer befeftigt, welches die Temperatur des Wafjers 
amı Meeresgrunde angab. Da in den tropifchen und ge- 
mäßigten Xegionen die Temperatur fucceffive gegen den 
Mleeresgrund abnimmt, fo verwendeten wir hier Mlari- 
munme= und WMinimun-Thermometer, die gegen die ge- 
waltigen Drude (pro IO m eine Atmofphäre) durch eine 
befondere Glashülle gefhüst find. Wlan lieft an ihnen die 
Atinimumz=Seite ab unter der Dorausfesung, daß die Mtini- 
mume=Tenperatur der größten Tiefe, in dte man das n- 
ftrument verfenfte, zufommit. In dem antarftifchen Mteere 
Kipptbermometer 
mit feinen fpäter noch zu fchildernden verwidelten Tent- Se TETK onen 
peraturverhältniffen (an der Oberfläche ift es Fälter als in tieferen Schichten) erwies es 
fih als notwendig, die von Üegretti und Sambra Fonftruierten Kippthermometer zu ver- 
wenden. Bei diefen Therniometern ift die Kapillarröhre bei z derart verengt, daß, wenn 
man das Inftrument umfehrt, ein der betreffenden Temperatur genau entjprechendes 
