1896. No. 1. LUFTTRYKKET I NORGE. I 
on 
De norske Normalbarometres og den deraf udledede Stand af de 
norske Stationsbarometre faar saaledes sit Udtryk ved felgende Ligninger. 
Fra 1866 til 1875: 
Normal (Kew) = NB = 
Negretti & Zambra No. 648 + 0.60 — 0.005894 (1875.4 — ¢)? mm. 
Fra 1875 til 1890: 
Normal = NB = Negretti & Zambra No. 648 + 0.60 mm, = 
Fuess No. 214 + 0.12 mm, 
II. 
Det meteorologiske Instituts Stationsbarometre. 
I 1860 sendtes af Telegrafdirectør Nielsen til Stationerne Sandøsund, 
Mandal, Skudenes, Aalesund og Christiansund Hævertbarometre af Lundh, 
der bleve benyttede til de til samme Tid istandbragte telegrafiske Vejr- 
meldinger. Barometrene vare af en meget simpel Construction. Hævert- 
røret havde en ydre Diameter af c. 8 mm. og var fæstet til et Træbræt. 
Paa dette var fæstet to Metalscalaer, inddelte i Millimetre, en øvre og en 
nedre. Scalaernes Nulpunkt laa imellem begge, saaledes at Barometer- 
højden blev lig Summen af Aflæsningerne paa begge. Som Control tjente, 
at Forskjellen mellem Aflæsningerne skulde blive constant for samme Tem- 
peratur og lidet varierende med Temperaturen. Mellem Scalaerne var 
anbragt et Thermometer. Kviksolvniveauerne aflæstes paa nogle Baro- 
metre efter Kviksølvets horizontale Rand (ikke Top) med Øjemaal i 
Tiendedels Millimeter. Spejlingen af Delstregerne i Kviksølvet benyttedes 
til at undgaa Parallaxe. Paa andre Barometre var der til Aflæsning en 
Hage, der bojede sig udenom Glasreret og hvis nedre Rand stilledes i 
horizontal Flugt med Kviksølvtoppen, medens en Index, der var forbundet 
med Hagen, tjente til Aflæsning paa Scalaen. Senere fik nogle af disse 
Barometre Nonius til Aflæsning af Tiendedels Millimeter. Naar Baro- 
metrene ikke observeredes, hang de i skraa Stilling. Deres rigtige verti- 
cale Stilling under Observation sikkredes ved en paa Væggen anbragt 
Stopper. Middelfejlen af en Observation med disse Barometre kunde 
variere fra =&o.1 til 2o.4 mm. eftersom Instrumenterne vare mere eller 
mindre rene eller lagttageren mere eller mindre øvet og omhyggelig. 
De nævnte Barometre, ligesom et af samme Sort, der nogle Aar 
senere blev sendt til Domaas (Dovre) bleve ikke sammenlignede med 
