1896. No. 1. LUFTTRYKKET I NORGE. 19 
Timer og ı mm. per I mm. Barometerhøjde, og de afsatte Punkter for- 
bindes med en Curve. Nabostationernes Curver staa under hverandre. 
Herved opdages strax større Fejl (navnlig paa 10 eller 5 mm.) der rettes, 
ligesom Huller, om nødvendigt, udfyldes ved parallelløbende Curver. Obser- 
vationerne indføres i Tabeller, som de i første Del af Jahrbuch. Morgen- 
observationerne benyttes til Isobarkarter (Havfladen) for hver Dag. Der 
tages Middel for Maaneden af Observationerne for hver af de tre Observa- 
tionstider og beregnes Maanedsmedium. Disse Media reduceres til Hav- 
fladen og der tegnes Isobarkarter for Maaneden. 
Maanedsmedierne for hvert af de tre Observationsklokkeslet indføres 
i dertil bestemte Protocoller, en for hver Station og en Tabel for hver 
Maaned. De paa den anførte Maade i Aarenes Løb beregnede og i Aar- 
bogen meddelte Maanedsmedia for hver Station kunne ikke uden videre 
sammenstilles. Der udfordres flere Rettelser til de i Protocollerne indførte 
eller i Aarbøgerne trykte Tal, for at gjøre Observationsrækkerne homogene. 
Efter Protocollerne er taget Middel af Maanedsmedierne for de tre 
Observationsklokkeslet. Disse have faaet følgende Rettelser for at give 
homogene Maanedsmedia. 
1. Rettelse for Normalbarometrets Standforandring fra 1866 til 1875, 
eller for Forskjellen mellem den sande Correction for Normalbarometret 
og den Correction for Normalbarometret, der benyttedes ved Stationsbaro- 
metrets directe (paa Institutet) eller indirecte (ved Inspection, paa Sta- 
tionen) Sammenligning med Normalbarometret. 
2. Rettelse for Forskjellen mellem den sande Correction til Normal- 
barometret og den til de forskjellige Tider anvendte Correction for Stations- 
barometret. For at finde den sidste har jeg gjennemgaaet hele det origi- 
nale Observations- og Beregningsmateriale for hver Station. Dette var 
nødvendigt, da de benyttede Correctioner for Stationsbarometrene bero 
paa foregaaende Verificationer af Instrumenterne og ikke vare corrigerede 
for senere fundne Forandringer. Det anføres for hver Station, med hvilke 
Correctioner der tidligere var regnet. Efter Correctionerne 1 og 2 kunne 
Aarbogens Tal corrigeres. 
3. Rettelse for forandret Niveau. Paa mange Stationer have i Tidens 
Løb fra 1866 af Barometrene hængt i forskjellige Niveauer. I saadanne 
Tilfælder har jeg reduceret Barometerhøjderne til et bestemt Niveau. 
Hertil er i Regelen valgt det Niveau, i hvilket Barometret har hængt i 
den største Del af Observationsperioden eller det sidste Niveau, i hvilket 
Kapselen hang. Reductionen til et andet Niveau er, da der kun er 
Spørgsmaal om smaa Niveauforskjeller, beregnet efter Differentsformelen: 
Q* 
