1896. No. 1. LUFTIRYKKET I NORGE. 31 
Barometrets Niveau var 0.7 Meter til 31. August 1878, senere 14.4 
Meter. Samtlige Observationer ere reducerede til 14.4 Meter. 
17. Christiansund. 
Telegrafstation. I 1860 fik Stationen et Hævertbarometer af Lundh. 
Ved Inspection den 5. til ro. November 1866 fandt jeg NB =N. & Z. 
+ 0.16 = Lundh — 1.86 mm.* Den 23. Juni 1867 fandt jeg NB = N. & Z. 
+ 0.23 = Lundh — 1.86mm.* Den 15. August 1868 fandt jeg NB=N. & Z. 
+ 0.33 = Lundh — 0.80 mm.* Barometret brugtes til ud August 1868 og 
Observationerne bleve beregnede med Corr. — 1.8 mm. Det afløstes af 
Fortinbarometer Olsen No. 9. Ved Institutet fandtes i Juli 1868 NB = 
N. & Z. + 0.33 = Olseng — 0.82 mm.* I Christiansund fandtes den 15. August 
1868 NB =N. & Z. + 0.33 = Olsens — 0.96 mm.“ Mediet, — 0.89 mm., 
er antaget som Correction. Der blev regnet med — 1.0mm. I 1870 var 
Barometret i Ustand fra de sidste Dage i Juli og hele August Maaned. 
For denne Tid ere Observationerne interpolerede efter Nabostationernes 
Observationer. Den 22. August 1870 fandtes ved Institutet NB = N. & Z. 
+ 0.47 = Olseng — 0.59 mm.* og i Christiansund d. 4. Sept. ved Inspection 
—o.12mm.* Mediet, — 0.36 mm,, antoges som Correction. Den 18. Juni 
1871 fandt jeg NB = N. & Z. + 0.51 = Olseng — 0.44 mm.* I 1872 om- 
byttedes Olsen No. 9 med Olsen No. 17. Ved Institutet fandtes i September 
1872 NB = N. & Z. + 0.56 = Olseng — 0.25 mm.* Observationerne med 
Olsen No. 9 vare beregnede med Corr. —o.4mm. I Februar og Juni 1871 
fandtes ved Institutet NB = N. & Z. + 0.51 = Olsen7 — 0.50 mm.* Dette 
Barometer toges i Brug i Christiansund den 15. Juli Kl. 10 a. 1872. 
Den 10. Juli 1872 fandtes paa Stationen NB = N. & Z. + 0.56 = Olseny7 
— 0.27 mm.“ Den 2. August 1873 fandt jeg NB=N. & 2. + 0:59 = 
Olsen7 — 0.23 mm.* Den 2. Juli 1875 fandt jeg NB = N. & Z. + 0.60 
= Olsenyz — 0.36 mm.* I Maj 1876 fik Stationen et nyt Barometer Adie 
No. 1506, der gav: NB = Adie 1506 + 0.24 = Olsen; — 0.08 mm.” 
Olsen No. 17 var bleven beregnet med — o.4 mm. indtil 1. September 
1875 og senere med — 0.7 mm. Barometret Adie No. 1506 toges i Brug 
den 12. Juni 1876. Dets Correction var funden ved Institutet = + 0.24 mm.“ 
Der blev regnet med — 0.17 mm. Den 18. Juli knustes Thermometret 
paa dette Barometer og dets Temperatur toges efter det ved Siden hæn- 
gende Aneroids Thermometer. Et nyt Barometer, Adie No. 1513, sendtes 
til Christiansund Ved Institutet var fundet NB = N. & Z. + 0.60 = 
Adie 1513 + 0.27 mm.* Paa Stationen fandtes Barometerhøjden ganske 
den samme efter begge Kew-Barometre, reducerede med de paa Institutet 
