1896. No. 1. LUFTTRYKKET I NORGE. 
23 
| DN 
ledes holdt sin Correction godt uagtet gjentagne Flytninger. I Svolvær 
fandt jeg i Juli 1893 for Adie 1480 Corr. = + 0.21 mm. 
Barometrets Niveau var til 16. November 1879 27.7 Meter. til 3. Januar 
1881 18.6 Meter og senere 13.0 Meter over Ranenfjordens Middelvandstand. 
Samtlige Maanedsmedia ere her reducerede til Niveauet 13.0 Meter. 
28. Bode. 
Telegrafstation. I 1867 fik Stationen et Hævertbarometer af Lundh, 
der ved Institutet havde Corr. — 0.72 mm.* I August 1868 fandt jeg paa 
Stationen NB = N. & Z. + 0.35 = Lundh + 0.09 mm.* Der blev regnet 
med — 0.7 mm. Samtidig opstilledes Fortinbarometer Olsen No. 13, og 
fandtes NB = Olsens — 0.32 mm.* Den 6. August 1869 fandt jeg 
NB = N. & Z. + 0.39 = Olseng — 0.19 mm.“ Den 30. Juni 1871 fandt 
jeg NB=N. & Z. + 0.52 = Olseng — 0.21 mm.“ Den 3. Juli 1873 fandt 
jeg NB=N. & Z. + 0.58 = Olsens — 0.18 mm.“ Den 14. Juli 1875 
gjenfandtes den samme Correction. Olsen No. 13 observeredes til ud 
August 1875 og var beregnet med —o.5 mm. Det afløstes af Stations- 
barometret Adie No. 1479, hvis Correction ved Institutet var funden at 
vere + 0.37 mm.* Den 14. Juli 1875 fandt jeg i Bodø NB =N. & Z. 
+ 0.60 = Adie 1479 + 0.33 mm.* Den 4. Juli 1881 fandt Steen NB = 
N. & Z. + 0.60 = Adie 1479 + 0.34 mm. Den 1. og 2. August 1887 
fandt Schroeter NB = Fuess 214 + 0.12 = Adie 1479 + 0.31 mm. og 
den 4. til 6. Juli 1892 fandt jeg NB = Fuess 214 + 0.12 = Adie 1479 
+ 0.32 mm. Dette Barometer har saaledes holdt sin Correction udmerket 
godt. Der var tidligere regnet med Corr. — 0.01 mm. fra 1. September 
1875 til ud 1884, med + 0.39 mm. til ud 1886 og senere med + 0.31 mm. 
Barometrets Niveau var til ud Marts 1871 6.5 Meter, til 19. September 
1877 10.0 Meter, til 4. November 1884 4.7 Meter og senere 7.9 Meter 
over Middelvandstand ved Bodø. Samtlige Maanedsmedia ere reducerede 
til Niveauet 7.9 Meter. 
29. Rest. 
Stationen i Nerheden af Kirken, hos Kirkesangeren. I Juli 1875 fik 
Rost Stationsbarometret Adie No. 1482, der ved Institutet var fundet at 
have Corr. + 0.33 mm.* Ved Ophængningen den 16. Juli 1875 vare 
Temperaturforholdene i Værelset saadanne, at Sammenligningerne med 
Rejsebarometret mislykkedes. Den 27. Juni 1877 fandt jeg NB = N. & Z. 
+ 0.60 = Adie 1482 + 0.50 mm.* Senere er Barometret ikke blevet 
compareret. Fra 1878 til 1880 er der ingen Observationer. De begyndte 
