734 M. L. PAFRIZI 
vuol particolarmente misurare e riescono importuni, talvolta insof- 
tribili, all’arto stretto nell’apparecchio contentivo. 
Una seconda ragione la quale ha limitato 1’ impiego dell’ ergo- 
grafia a scopo fisiopatologico e clinico si è che V’ergografo Mosso 
è deliberatamente ed esclusivamente congegnato per i muscoli del- 
l’avambraccio ; e, d’altra parte, 1’ esame diagnostico della motilità 
è indirizzato sovente agli arti inferiori. Pitres e Friedlinder 
dovettero acconciare il comune dinamometro nella maniera che si 
vede disegnata entro i Trattati di Semeiotica nervosa e mentale !) 
per saggiare la forza degli estensori e dei flessori della gamba. 
Alcune lesioni, certi intossicamenti atfettano primariamente le azioni 
neuromuscolari delle membra pelviche, ad esempio le incipienti para- 
plegie, i disturbi cinetici delle gambe nei pellagrosi, la paresi degli 
estensori negli alcoolisti, ecc. : e in questi casi Vergografia, per la 
sua maggiore delicatezza, diremo per il suo più forte potere anali- 
tico rimpetto alla dinamometria, (utile per i risultati sommarii e 
all’ingrosso) per la possibilità di associarvi l'osservazione parallela 
del lavoro muscolare involontario può fornire segni anticipati e 
minuti di utilità scientifica e pratica. 
Le suddette considerazioni mi hanno persuaso ad additare un 
ordegno per scrivere e misurare il lavoro muscolare (volontario e 
involontario) della gamba, un ergografo crurale, che non vale a 
rimpiazzare per le ricerche generali il ben noto ergografo brachiale, 
ma può esserne il complemento, particolarmente per le indagini 
neuropsicopatologiche : VP uso simultaneo dei due apparecchi, la 
comparazione tra le curve dell’avambraccio e della gamba non può 
che integrare i risultati sperimentali dell’uno e dell’altro strumento. 
Alla descrizione dell’ergografo erurale premetto che 1° inconve- 
niente sopra lamentato a proposito dell’ ergografia artificiale, circa 
l’ineguaglianza numerica degli stimoli semplici, quindi circa la 
variabile intensità della scossa tetanica, si può riparare efficacemente 
col lavaggio continuo del mercurio entro la pozzetta che annessa 
al metronomo funge da chiave elettrica; a tal uopo operai in guisa 
che un rivoletto d’aleool diluito scorresse, quando ce n’era bisogno, 
sul menisco di mercurio, con una disposizione simile a quella per 
l’interruttore a lamina vibrante del prof. Hugo Kronecker. 
ì) p. G. MoeBIus (trad. Silva), Diagnostica generale delle malattie nervose, 
Milano, Vallardi, pag. 72. — E. MORSELLI, Semeiotica malattie mentali, 
2 edizione, vol. I, pag. 325. 
