70 REVUE. GÉNÉRALE DE BOTANIQUE 
suivantes s’échelonneront à un ou deux jours d'intervalle. On saura 
ainsi la marche de l’échange gazeux pendant la croissance de la 
plante mise en inanition de CO*. 
Pour l'analyse des échantillons gazeux, j'ai choisi un appareil 
à. mesures rapides et donnant les meilleures garanties d’exactitude. 
— On sait que les deux conditions essentielles d’une bonne mesure 
de gaz sont l’invariabilité de la pression et l’uniformité de la tem- 
pérature, conditions sans lesquelles la finesse de graduation des 
tubes et la sensibilité des lectures restent des soins illusoires, 
ne donnant qu’une apparence de précision. 
Pour assurer une température constante pendant toute la durée 
d'une analyse, trois précautions ont été prises : 
1° On entoure l’eudiomètre d’un manchon liquide ; 
2 On opère à la lumière naturelle, abrité du soleil, avec une 
clarté uniforme, et, autant que possible, dans une pièce située au 
nord ; 
3 On réalise des analyses rapides dont la durée, inférieure à 
10 minutes, garantit presque sûrement, à toutes les mesures, les 
mêmes conditions extérieures. 
D'autre part, l’égalité de pression est assurée en reliant l’eu- 
diomètre, selon le principe de Chauveau et de Tissot, avec un tube 
vertical (comparateur) ouvert à l'air libre. Lorsque le niveau du 
liquide est le même dans l’eudiomètre et dans le comparateur, on 
est certain que les mesures ont lieu à la pression atmosphérique, 
c’est-à-dire, si l'analyse est rapide — et elle l’est effectivement dans 
nos recherches — à une pression invariable. 
Quant aux lectures volumétriques elles sont justifiées par une 
graduation permettant d'apprécier 4/10 de centim. cube, par une 
ligne de visée fixe, et par une correction spéciale du ménisque de 
la surface liquide, correction trop longue à détailler ici (1). 
L’eudiomètre est relié par une rampe en verre à canal très fin 
et presque capillaire, avec deux pipettes destinées au lavage des 
gaz. La première de ces pipettes contient une solution concentrée 
de KOH pour l'absorption de CO* : la deuxième renferme une solu- 
tion fraiche d’hydrosulfite de sodium, substance douée d’un grand 
pouvoir réducteur, et qui absorbe l'oxygène avec une extrême 
(4) Le détail en est donné dans notre 3° mémoire sur la mesure du besoin 
physiologique (Journal de Physiol., 1908). L 
