8 H. MOHN. M.-N. Kl. 



Unterschied entnehmen und damit aus der berechneten Schwerekorrektion 

 die wahre berechnen. 



Dies würde aber, glaube ich, etwas gewagt sein. Es scheinen mir 

 viele Zeichen darauf zu deuten, dass in der Vertheilung der Schwere 

 eine solche Kontinuit.it nicht statt hat, dass obiges Verfahren erlaubt 

 wäre gegenüber der Genauigkeit, weiche man in der Angabe des Luft- 

 druckes wünscht. Eine direkte Bestimmung der Schwere oder der 

 Schwerekorrekti<in oder des wahren Luftdrucks an Ort und Stelle wird 

 vorzuziehen sein, falls sie mit der geforderten Genauigkeit erlangt werden 

 kann. 



Ein Gedanke, welcher diese Richtung einschlägt, ist schon im Jahre 

 1866 vom Freiherrn von Wüllerstorf-Urbair ausgesprochen worden in 

 einer Abhandlung: Das Aneroid als Instrument zur Messung der Aende- 

 rungen der Schwere»'. Das Aneroidbarometer folgt, wenn es richtig 

 justiert ist, in seinen Bewegungen dem wahren Luftdruck und könnte 

 also, wenn seine Konstanten bekannt wären, dazu dienen, um diesen 7x\ 

 finden. 



Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass das Aneroidbarometer wenig 

 geeignet ist, seine Konstanten unverändert zu erhalten. Es verhält sich 

 wie eine andere Federwaage, deren Theile ihre Elasticität mit der Zeit 

 ändern, zumal während Transport auf Reisen. 



Im Anfang der 80er Jahre machte Mascart Versuche um die 

 Schwerekorrektion mittels eines Heberbarometers zu bestimmen, dessen 

 kurzer Arm geschlossen war und eine konstante Gasmasse (Stickstoft") 

 enthielt. Bei einer und derselben Temperatur hatte diese Gasmasse 

 dasselbe \'olum und übte denselben Druck aus. Je grösser die Schwere, 

 um so kürzer die Barometerhöhe, welche diesem Druck entspricht. Auf 

 diese Weise konnten die Aenderungen der Schwere von einem Orte 

 zum anderen verfolgt werden. Der Apparat wurde von Mascart bis zur 

 Breite von 69° 39' (Tromsö) geprüft. Es zeigte sich indessen, dass die 

 Reduktion auf kon.stante Temperatur so viele praktische Schwierigkeiten 

 darbot, dass die gewünschte Genauigkeit nicht zu erlangen war. 



Zu Höhenmessungen auf Rei.sen ist das Hypsometer schon seit 

 längerer Zeit benutzt worden. Das Hypsometer ist ein Thermometer, 

 mittels dessen man den Siedepunkt des Wassers beobachtet. Beim 

 Siedepunkt ist die Maximumspannkraft der Wasserdämpfe gleich dem 

 Luftdruck, wenn die Dämpfe sich frei in die Luft ausbreiten können. 

 Nach den von den Physikern aufgestellten Tabellen über die der Tempe- 



' Zeitschr. d. östcrr. Ges. f. Meteorologie Bd. I. 1866. S. 97. 



