1 899- No. 2. DAS HYPSOMETER ALS LUFTDRUCKMESSER. 9 



råtur des Wasserdampfes entsprechende Maximumspannkraft wird der 

 Luftdruck aus dem bei der Beobachtung sich ergebenden Siedepunkt 

 berechnet. Man hat also in der Beobachtung des Siedepunktes reinen 

 Wassers ein Mittel um den Luftdruck zu finden. Und dies ist der 

 wahre Luftdruck, der von der ivahren Schwere des Ortes bedingt ist. 



Beobachtet man gleichzeitig mit dem Siedepunkt ein Quecksilber- 

 barometer, so erhält man die Barometerhöhe. Der Unterschied zwischen 

 dem aus dem Siedepunkt bestimmten wahren Luftdruck und der Baro- 

 meterhöhe ist die Schwerekorrektion für die gefundene Rarometerhöhe 

 am Beobachtungsorte. 



Die Anwendbarkeit dieser Methode, um den wahren Luftdruck und 

 die Schwerekorrektion zu finden, beruht auf der Genauigkeit, mit welcher 

 der Siedepunkt und die Barometerhöhe bestimmt werden können. Mit 

 einem guten Barometer kann man die Barometerhöhe auf 0.05 mm bis 

 0.02 mm bestimmt erhalten. Bis vor einigen Jahren waren die Hypso- 

 meter derart konstruiert, dass sie den Siedepunkt auf Hundertstel Grad 

 geben konnten. Einer Aenderung von o^.O! im Siedepunkt entspricht 

 nach den Tabellen bei loo** oder 760 mm Druck eine Aenderung im 

 Luftdruck von 0.27 mm, bei 95° oder 646 mm eine von 0.24 mm Die 

 entsprechende Aenderung der Meereshöhe beträgt etwa 2 Meter. Diese 

 Genauigkeit war in den meisten Fällen hinlänglich fijr Höhenbestim- 

 mungen auf Reisen. 



Um mit dem Hypsometer eine Genauigkeit zu erreichen, welche der 

 Genauigkeit entspricht, mit der man die Barometerhöhe finden kann, 

 muss das Thermometer die Siedetemperatur mit einer Genauigkeit geben 

 können, welche einigen Hundertsteln des Millimeters im Quecksilber- 

 drucke entspricht. Bei 760 mm Druck entspricht o. i mm Druck 0.O0037, 

 also O.Ol mm 0.O00037. Bei 650 mm Druck entspricht o.i mm 0.^005 

 und O.Ol mm 0.^00050. Um den Luftdruck mit einer Genauigkeit von 

 0.05 mm zu erhalten, wird folglich vom Hypsometer gefordert, dass es 

 die Temperatur bis auf o.°oo2 gebe, und 0.025 mm erfordert o.*'ooi. 

 Um dem Barometer gleichgestellt zu werden, muss also das Hypsometer 

 den Siedepunkt mit einer Genauigkeit von i bis 2 Tausendsteln eines 

 Grads Celsius geben können. 



Nach den Fortschritten, welche die neuere Thermometrie gemacht 

 hat, namentlich durch die Arbeiten des internationalen Bureau des Poids 

 et Mesures in Breteuil bei Paris, und in Anbetracht der Kunstfertigkeit, 

 mit welcher besonders die französischen Thermometerfabrikanten zuver- 

 lässige Thermometer geschaffen haben, erschien es mir als eine Mög- 

 lichkeit, mittels des Hypsometers den Luftdruck mit einer gleichen 



