lO H. MOHN. M.-\. Kl. 



Genauigkeit wie mit dem Barometer zu erhalten. Falls die Methode 

 sich praktisch brauchbar zeigte, würden es die Meteorologen in ihrer 

 eigenen Hand haben, die Schwerekorrektionen an ihren zahlreichen Sta- 

 tionen zu finden ohne' andere Hülfe der Geodäten als Pendelbeobach- 

 tungen an einigen wenigen Normalstationen. 



Wie oben gezeigt, scheint die Lösung der Aufgabe von der theore- 

 tischen Seite leicht zu sein. Eine andere Sache wäre es, wie das Resultat 

 der Beobachtungen sich in der Praxis stellen würde, namentlich ob man 

 auf Reisen von der einen Station nach der anderen und bei Beobach- 

 tungen an diesen die Instrumente so beobachten und die Beobachtungen 

 berechnen könnte, dass das Endresultat mit der erwünschten Genauigkeit 

 herauskäme. Nur die in der Praxis durchgeführte Methode könnte die 

 Schwierigkeiten zu Tage kommen lassen, welche sich ihrer Anwendung 

 entgegenstellen, und die Mittel zeigen, durch welche diese Schwierig- 

 keiten überwunden oder ihre Wirkungen auf ein Minimum herabgedrückt 

 werden könnten. 



Im folgenden gebe ich den Bericht von meinen Studien über die 

 Anwendung der Hypsometer zu der Bestimmung des Luftdruckes und 

 die dadurch erreichten Ergebnisse. 



Im Jahre 1895 erhielt ich von Tonnelot in Paris zwei Hypsometer- 

 thermometer, No. 11 368 und 11 369 (unten als Hypsometer No. 68 und 

 69 bezeichnet), beide von derselben Form und Grösse. Die Länge des 

 Behälters ist 45 mm, Dicke 10 mm. Die Thermometerröhre ist 4 mm 

 dick. Sie trägt auf dem Glase eine Eintheilung von 95.°4 bis 101.O6. 

 Jeder Grad ist 30 mm lang und in 50 Theile getheilt. Der Zwischen 

 räum zwischen zwei Theilstrichen ist also f).6 mm, und ein Zehntheil 

 einer Theilung ist 0.06 mm. 



Der Siedeapparat besteht im wesentlichen aus Kessel, Lampe und 

 Dampfraum. Der Kessel ist ein Cylinder aus Messing, Durchmesser 32 mm, 

 Höhe 45 mm, Kubikinhalt 36 cm^. Unter dem Kessel steht eine kleine 

 Spirituslampe mit einem 3 mm dicken Docht. Die Höhe des Dochtes 

 ist gewöhnlich 7 mm. Seine untere Kante steht 1 5 mm unter dem 

 Boden des Kessels, und die Flamme reicht bis an diesen hinauf. Der 

 Dampfraum besteht aus einem teleskopi.schen Rohr, dessen untere Kante 

 mit Friktion auf und um den obersten Rand des Kes.sels gesetzt wird. 

 Die zwei oberen Theile sind auf und ab verschiebbar. Die Rohrwände 

 sind dampfdichl. Unten hat also das Dampfrohr den.selben inwentligen 



