iSgg. No. 2. das hypsometer als Luftdruckmesser. i i 



Durchmesser wie die Aussenfläche des Kessels. Die obere Oeffnung 

 des Dampfrohres hat einen Durchmesser von 20 mm. Diese Oeffnung 

 wird von einer Kautschukplatte, 3 mm dick, dampfdicht gedeckt. In 

 diese sind Löcher gebohrt, durch welche die Thermometerröhren dampf- 

 dicht hineingesteckt werden, und in welchen sie hängen. Gleich unter 

 der oberen Kante des Dampfrohres sind in der Seitenfläche desselben 

 zwei kreisrunde Ausströmungsöffnungen für den Dampf ausgeschnitten, 

 jede 3 mm im Durchmesser. Diese geben also einen Ausströmungs- 

 querschnitt von 14 mm2. Sie stehen in einem Abstand von etwa 70° 

 der Rohrperipherie von einander. 



Die Thermometer hängen im Dampfraum so, dass ihr unteres Ende 

 zu Anfang des Kochens 27 mm über der Wasserfläche ist, und dass 

 ein ganz kurzer (ca. 2 mm) Ouecksilberfaden, eben hinlänglich für be- 

 queme Ablesung, aus der Kautschukplatte hinausragt. 1895 bis 1897 

 hingen beide Thermometer gleichzeitig zusammen im Dampfraume. 

 1898 nur ein Thermometer auf einmal. 



Um den unteren Theil des Siedeapparates wird ein cylindrischer 

 Pappmantel gestellt, 130 mm hoch und 70 mm im Durchmesser. Er 

 reicht mit seiner oberen Kante über die Oberkante des Kessels herauf 

 und dient dazu die Flamme vor dem Flackern zu schützen. 



Die Thermometer werden mit Fernrohr abgelesen. Dieses steht 

 auf einem Stativ und wird in gleiches Niveau mit dem herausragenden 

 Ende des Ouecksilberfadens gestellt. Sein Objektiv hat eine Oeifnung 

 von 20 mm und steht in einem Abstand von 484 mm von den Thermo- 

 metern, und da seine Länge 350 mm ist, kommt das Okular in einen 

 Abstand von 834 mm von ihnen. Die Vergrösserung des Fernrohres 

 ist eine solche, dass man durch dasselbe einen Zehntheil von einer 

 Theilung oder 0.^002 unter einem Gesichtswinkel von 4.1 Bogenminuten 

 sieht. Man kann also sehr wohl einen Tausendtheil des Grades unter- 

 scheiden. Mit dem Fernrohr erreicht man, dass man der Parallaxe beim 

 Ablesen entgeht. Um eine gute Beleuchtung, was von Wichtigkeit ist, 

 zu erlangen, wird die Absehenslinie gegen ein Fenster gerichtet, und 

 hinter den Thermometern wird ein durchscheinendes Papier (Pauspapier) 

 angebracht. 



Der Siedeapparat und das Fernrohr werden auf einen Tisch gesetzt, 

 so dass die Thermometerbehälter etwa in dieselbe Höhe wie das untere 

 Niveau des Barometers kommen. Die Lampe wird mit Weingeist gefüllt 

 und der Docht auf die gewöhnliche Höhe, 7 mm, reguliert. Der Kessel 

 wird über die Lampe gesetzt, und mit reinem Wasser bis an den Rand 

 gefüllt. Nach einer vorläufigen Ablesung des Barometers — man hüte 



