12 H. MüilN. M.-i\. Kl. 



sich das Thermometer desselben zu erwärmen — wird der dem Luft- 

 druck entsprechende Siedepunkt aus der Tabelle über die Spannkraft 

 des Wasserdampfes entnommen. Die Thermometer werden in der 

 Kautschukplatte so reguliert, dass der dem Siedepunkt entsprechende 

 Theilstrich ein Paar Millimeter über die Kautschukplatte kommt. Dem- 

 nächst wird die Länge des Dampfrohres so reguliert, dass das untere 

 Ende des Thermometerbehälters etwa 27 mm über das untere Ende des 

 Dampfrohres kommt. Das Dampfrohr wird auf den Kessel gesetzt, mit 

 den .Xusströmungsöffnungen zur Seite oder vom Beobachter weg ge- 

 wendet Es muss Wasser- und dampfdicht an dem Kessel schliessen. 

 Die Erfahrung hat mir gezeigt, dass wenn Wasser zwischen dem Dampf- 

 rohr und dem Kessel herauskommt und unter den Boden des Kessels 

 herabfliesst, das Kochen dadurch unregelmässig und der Stand der 

 Thermometer wechselnd wird. Die Thermometer werden in das Dampf- 

 rohr so hinabgelassen, dass sich ihre Theilung gegen das Fernrohr 

 wendet und dass sie ganz frei im Dampfrohr hängen. Die Lampe wird 

 angezündet. Der Mantel wird um die Lampe und den Kessel gesetzt. 

 Das durchscheinende Papier wird hinter dem herausragenden Theil der 

 Thermometer angebracht. Die Höhe des Fernrohrs wird so reguliert, 

 dass seine x'\bsehenslinie in horizontaler Lage die Theilstriche trifft, 

 welche zur Ablesung kommen. Sein Abstand von den Thermometern 

 wird so reguliert, dass man die Theilung scharf sieht. Ungefähr 5 Mi- 

 nuten nachdem die Lampe angezündet, fängt das Wasser an zu kochen. 

 Das Ende des Quecksilberfadens erscheint über der Kautschukplatte. 

 Wenn es eine constante Stellung erreicht hat, wird seine Höhe über 

 der Kautschukplatte auf das normale Maass gebracht, z. B. 2 mm. 

 Sobald ich im Fernrohr sehe, dass der Quecksilberfaden in Ruhe ge- 

 kommen ist, klopfe ich mit einem leichten Holzstab und mit sanften 

 vertikalen Schlägen an das obere Ende der Thermometer. Dadurch 

 wird eine gewisse Trägheit oder Friktion der Quecksilberkuppe über- 

 wunden, und die richtige Einstellung derselben befördert. Die Wirkung 

 dieses Kloi)fens mag ein Paar Zehntel einer Theilung oder o.°oo4 er- 

 reichen. Die Thermometer werden in Zehnteln oder Zwanzigtheilen 

 einer Theilung abgelesen und Grad, Zehntel, Hundertstel und Tausend- 

 theil Grad notiert. 



Zur Kontrole wird eine neue Beobachtung genommen, nachdem die 

 Lampe eine kurze Zeit ausgelöscht und aufs neue angezündet, oder die 

 Kautschukplatte mit den Thermometern emporgehoben und wieder 

 herabgesetzt worden ist, und die Thermometer geklopft sind, sobald sie 

 zur Ruhe kommen. 



