l899- No. 3. DAS HYPSOMETER ALS LUFTDRUCKMESSER. 13 



Da die Röhre der Thermometer nur einige wenige Grade in der 

 Nähe von 100° umfasst und nicht bis 0° herabreicht, können ihre Kor- 

 rektionen auf die wahre Temperatur niciit durch die Bestimmung ihrer 

 Kahberkorrektionen, Nullpunkt und Siedepunkt gefunden werden. Das 

 Hypsometer repräsentirt für den Meteorologen ein Barometer, welches 

 die Eigenschaft hat, den wahren Luftdruck zu zeigen. Es gilt also 

 den wahren Luftdruck als Funktion der Hypsometerablesung zu finden. 

 Dies kann geschehen durch gleichzeitige Beobachtungen beider Instru- 

 mente an einem Orte oder an Orten, deren Schwere bekannt ist, und 

 ihre Berechnung. Werden solche Beobachtungen bei verschiedenen 

 Werthen des Luftdrucks oder des Siedepunkts ausgeführt, so erhält man 

 die nöthigen Daten zur Aufstellung einer Gleichung oder einer Tabelle, 

 numerisch oder graphisch, welche den Luftdruck als Funktion der Hyp- 

 someterablesung oder umgekehrt ausdrückt. 



Diese Gleichung gilt für das Barometer, so wie es beobachtet und 

 auf das Normalbarometer reduciert ist, und für das Hypsometer, so wie 

 es während der Beobachtung behandelt worden ist. Indem sie voraus- 

 setzt, dass beide Instrumente bei jeder Vergleichung auf dieselbe Weise 

 behandelt worden sind, giebt sie aus der Hypsometerbeobachtung den 

 Luftdruck so, wie er aus der Beobachtung des zu Grunde gelegten 

 Normalbarometers und der wahren Schwerekorrektion hervorgehen würde. 

 Der Unterschied zwischen dem hypsometrisch gefundenen Luftdruck und 

 der auf das Normalbarometer reducierten Barometerhöhe ist die wahre 

 Schwerekorrektion. Diese kommt also heraus unabhängig von dem mög- 

 lichen Unterschied zwischen dem angenommenen und dem absolut rich- 

 tigen Normalbarometerstand, und unabhängig von dem möglichen Unter- 

 schied zwischen dem gefundenen und dem physisch absolut richtigen 

 Siedepunkt. Die Voraussetzung ist nur, dass die beiden Instrumente 

 immer auf gleiche Weise behandelt werden. 



Um dieses zu erreichen, muss man zuerst dafür sorgen, dass das 

 Kochen bei jedem Versuche soweit möglich auf dieselbe Weise geschieht. 

 Erfahrung und E.xperimente haben mich im Laufe der Jahre über diese 

 Frage folgendes gelehrt. 



Indem die Wasserdämpfe während des Kochens aus dem Dampf- 

 rohr durch die zwei Oeftnungen an dessen Oberkante ausströmen, haben 

 sie im Inneren des Rohres einen höheren Druck als den der äusseren 

 Luft, welchen das Barometer misst. Dieser Ueberdruck ist freilich ganz 

 klein, und ist für uns von Bedeutung nur insofern, als er bei verschie- 

 denen Versuchen verschieden sein kann. Direkte Versuche mit meinem 

 Siedeapparat haben mir gezeigt, dass der beobachtete Siedepunkt oder 



