l899- No. 2. DAS HYI'SOMETER ALS LUFTDRUCKMESSER. 1 5 



Wärmezufuhr sehe ich die grösste Schwierigkeit bei einem Kochen, 

 welches einen nach den Umständen richtigen Dampfdruclc geben soll. 

 Es mag zweckmässig sein, die Lampe mit einer regulierenden Schraube 

 zu versehen. 



Durch den besprochenen Pappmantel ist die Flamme gegen Luft- 

 ströme geschützt, so dass sie ruhig brennt. Die Bewegungen des Be- 

 obachters haben also keine schädliche Wirkung auf die Gleichmässigkeit 

 des Kochens. 



Während der Verbrennung des Spiritus setzt sich im Laufe der 

 Zeit Russ unter dem Kessel an, was die Wärmewirkung der Lampe hindert. 

 Die untere Bodenfläche des Kessels muss metallisch rein gehalten werden. 

 Von Zeit zu Zeit habe ich nachgesehen, ob sie rein war, und wenn nicht, 

 sie abgeputzt. 



Das zum Kochen gebrauchte Wasser kann gewöhnliches Trinkwasser 

 sein. Es hat keinen merklichen Einfluss auf die Temperatur des Dampfes, 

 ob das Wasser nicht ganz chemisch rein ist^. 



Die Höhe der Thermometerbehälter über dem Wasser im Kessel 

 hat, nach den Versuchen, welche ich gemacht habe, keinen merklichen 

 Einfluss, der o.°ooo5 übersteigt, innerhalb der bei meinen Beobachtungen 

 fraglichen Grenzen. Während des Kochens sinkt das Wasserniveau, 

 indem die Dämpfe sich entwickeln, das Sinken ist aber ohne Bedeutung. 

 Der verschiedene Druck, welchen die Wasserdämpfe auf das Ther- 

 mometer bei höheren und tieferen Siedepunkten ausüben, ist in dem 

 Koefficienten für die Abhängigkeit der Thermometerkorrektion von der 

 Temperatur enthalten. 



Die Ablesung der Thermometer geschieht an dem Theil der Thermo- 

 meterröhre, welcher über die Kautschukplatte hinaufragt. Dieser Theil 

 befindet sich in einer niedrigeren Temperatur als der übrige von dem 

 Dampf umgebene Theil des Thermometers, welcher dessen Temperatur 

 ganz annehmen kann. Die Frage nach der Wirkung der Länge des 

 herausragenden Quecksilberfadens zur Verminderung des Thermometer- 

 standes habe ich versucht durch direkte Experimente zu lösen. Diese 

 wurden mit dem Hypsometer No. 68 gemacht an einem Tage, da der 

 Luftdruck sehr ruhig war. Die angeführten Zahlen für den beobachteten 

 Thermometerstand sind auf unveränderten Luftdruck reduciert worden. 



Buchanan Op. cit. S, 46 unten. 



